P. Günther: Die innere Reibung des Wasserstoffs bei tiefen Temperaturen 721 

 V er s u ch s an or d n u n g. 



Im Hinblick auf die erfolgreiche Arbeit Vogels 1 nach der Methode 

 der schwingenden Platte wurde diese für den vorliegenden Zweck 

 wieder benutzt, wobei sogar anfänglich der alte YoGELSche Apparat ge- 

 braucht wurde. Diese von Maxwelt/ 2 , 0. E. Meyer 3 , König 4 , Schumann 5 , 

 HöggI und Zejiplen ' theoretisch und praktisch sehr gründlich durch- 

 gebildete Methode besteht darin, daß eine im Mittelpunkt befestigte, 

 horizontal schwebende, kreisförmige Glasscheibe um den Aufhängungs- 

 faden Torsionsschwingungen ausführt, die durch die Reibung der an 

 der Platte adhärierenden Gasschicht an den entfernteren Gasschichten 

 gedämpft werden. Um diese Gasschichten festzuhalten, läßt man die 

 Platte zwischen zwei festen, ihr genau parallel gestellten Platten schwin- 

 gen. Zum genauen Ablesen der Amplitude wird ein kleiner Galvano- 

 meterspiegel mit dem schwingenden System starr verbunden. B-ei ideali- 

 sierender Betrachtung ergibt sich das logarithmische Dekrement der 

 Schwingung als der inneren Reibung des Gases direkt proportional. Bei 

 der praktischen Ausführung der Methode müssen als störend berück- 

 sichtigt werden : 



i. die innere Reibung des Aufhängungsdrahtes, 



2. die Gasreibung des mitgedrehten, senkrecht stehenden Gal- 

 vanometerspiegels, 



3. die durch nicht völlig senkrechte Stellung der schwingenden 

 Platte zur Schwingungsachse entstehende äußere Reibung, 



4. eine etwa neben der Torsionsschwingung noch vorhandene 

 transversale Pendelschwingung des Systems. 



Wie es im einzelnen gelungen ist, jeden dieser störenden Ein- 

 flüsse auf ein Mindestmaß herabzudrücken, wird mit allen experimen- 

 tellen Daten demnächst in den Annalen der Physik mitgeteilt werden. 

 Da der Einfluß der wesentlichsten Störungsquellen 1 und 2 um so 

 geringer wird, je größer die reibende Gasschicht auf der schwingen- 

 den Platte ist, wurde ein größerer Apparat als der von Vogel ver- 

 wendete gebaut. Hierbei wurde ich im Anfang von Hrn. Dr. Vogel 

 aufs freundlichste unterstützt. Die schwingende Platte maß 7 cm im 

 Durchmesser und saß fest auf einem möglichst genau senkrecht durch 

 ihren Mittelpunkt geführten dünnen Glasstab, der an seinem oberen 



' A.a.O. 



2 Bi.. Maxwell, Phil. Trans. 156, S. 249 (1866). 



3 ( ). E. Meter, Kinetische Gastheorie 1, S. 171. 



1 W.König, Wiedemanns Annalen 25. S. 618 (1885); 32. S. 194 (1887). 



ä 0. Schümann, ibid. 23. S. 353 (1884). 



n J. L.HogGj Proc. Am. Acad. 40, Nr. 18, S.611 111)05). 



7 G. Zi.ml'i.i.n. Ann. .1. Physik 19, S. 783 (19001. 



