722 Gesamtsitzung vom 15. Juli 1920. — Mitteilung v 24. Juni 



Ende den Galvanometerspiegel trug und seinerseits an einem 18 ein 

 langen, 0.05 mm starken Platindraht hing. Der Draht lief an seinem 

 oberen Ende über eine eingeschliffene Glasrolle, die so angebracht 

 war, daß man das ganze schwingende System, ohne den Apparat zu 

 öffnen, lieben oder senken und zwecks Nullpunktsverstellung drehen 

 konnte. Die Schwingungsdauer betrug etwa 18 Sek., die zur Dekre- 

 mentsmessung benutzten Amplituden 3 — 5 Bugengrade. 



Die Ermittelung der aus 1 und 2 sich ergebenden Korrekturen 

 wurde — genau wie bei Vogkl — - dadurch erleichtert, daß sieh der 

 Spiegel und der Platindraht hoch über dem mit dem gekühlten Gase 

 gefüllten eigentlichen Schwingungsraum befänden und immer die 

 Zimmertemperatur behielten. Die Korrektur 1 konnte dadurch sehr 

 genau bestimmt werden, daß man den Apparat mit Hilfe von mit 

 flüssigem Wasserstoff gekühlter Kohle unter das höchste experimentell 

 erreichbare Vakuum setzte und die Abnahme der Amplitude nach 4. 

 6 und 8 Stunden bestimmte. Die Korrekturen 2 und 3 ließen sich 

 dadurch ermitteln, daß der Apparat mit Luft und Wasserstoff von 

 zwischen o° und 25 wechselnder Temperatur gefüllt wurde und aus 

 der sehr genau bekannten inneren Reibung dieser Gase in diesem 

 Intervall die Summe der Korrekturen 1 — 3 berechnet wurde. Auch 

 Versuche mit wechselnden Drucken wurden angestellt. Der Einfluß 

 von 3 ist jedenfalls sehr gering, wie auch der Rand der schwin- 

 genden Platte für das Auge nicht die geringste Verschiebung erkennen 

 ließ. Was die Störung durch 4 betrifft, so muß man darauf achten, daß 

 die Schwingungsdauer der transversalen Eigenschwingung des Systems 

 nicht in einem einfachen Verhältnis zur Dauer der Torsionsschwingung 

 steht, damit ihre Superposition sicher zu groben Unregelmäßigkeiten 

 in den Umkehrpunkten des Spiegels führt, und im übrigen den Ap- 

 parat möglichst erschütterungsfrei befestigen. Der Apparat war an 

 einem in eine Kellermauer eingelassenen Träger befestigt und von den 

 mit ihm in Kommunikation zu bringenden Nebenapparaten — Mano- 

 meter usw. — durch eine elastische Glasspirale getrennt. Die sehr 

 große Erschütterungsempfindlichkeit machte es unmöglich, bei abge- 

 pumpter, stark siedender flüssiger Luft zu messen, während das Sieden 

 des spezifisch leichten Wasserstoffs gar keinen Einfluß hatte. Die 

 Erregung der Torsionsschwingung erfolgte durch Einwirkung eines 

 Stabmagneten auf einen über dem Galvanometer befestigten kleinen 

 astatischen Magneten, und hierbei entstand auch leicht eine Trans- 

 versalschwingung, die rasch abklang, wenn die innere Reibung des 

 Gases groß war, im anderen balle aber so langsam, daß ihr Ver- 

 schwinden beim Arbeiten mit flüssigem Wasserstoff gar nicht hätte 

 abgewartet werden können. Nach einiger Übung gelang es, eine 



