ijJiS Sitzung tier physikalisch -iiiatlieiiiati.schen Classe vom "21. Juni. 



ineii.schliclies Auge unmittell)ar nach der Enucloatioii erhalten zu können. 

 Da die zu jener Messung hestimniten Apparate schon fertig waren, so 

 zögerte ich nicht, das kostbare Material trotz des Mangels jeglicher Er- 

 l'ahrung zu der beabsichtigten Messung zu benutzen. Ich erwähne diese 

 Sachlage so ausführlich, weil vielleicht schon nach kurzer Zeit auf 

 Grund der Messungen am Frosch -Sehpurpur sieh ergeben Avird, dass 

 manche exiJerimentelle Einzelheiten viel zweckmässiger zu gestalten ge- 

 wesen wären. Hr. Ct. Abelsdorff war in jenen Tagen dienstlich unge- 

 mein in Anspruch genommen, und so hal)e ich denn die Messungen allein 

 mit Frl. E. Köttgen durchgeführt. 



Die nachfolgende Mittheilung zerfällt in mehrere völlig von ein- 

 ander getrennte Abschnitte. Der erste l)ringt lediglich die Ergebnisse 

 der spectralphotometrischen Bestimmmigen , enthält also nichts Hy- 

 pothetisches, keinerlei Bezugnalune auf irgendwelche Farbentheorie; 

 während die übrigen Abschnitte diese neu gewonnenen Resultate mit 

 anderen bereits bekannten Thatsaclien in Beziehung setzen, woljei an 

 einzelnen Punkten hypothetische Annahmen nicht zu entliehren sind, 

 um über zur Zeit noch l)estehende Lücken liinwes'zukommen. 



I. 



Die Absorptionscoefficienten des menschlichen Sehpurpurs 

 und Sehgelbs. 



Zur Messung der Absorptionscoefticienten wurde ein zu diesem 

 Zwecke' nach meinen Angaben gebautes Spectralphotometer benvitzt, 

 welches im Wesentlichen auf dem ViERORDT'schen Principe l)eruht. 

 Um aber die leicht zersetzliche Lösung nicht der Einwirkung des 

 noch unzerlegten Lichtes auszusetzen, wurden die beiden (hier nur 

 Qjcbcm enthaltenden, 4°"" tiefen) Absorptionskästen für die zu unter- 

 suchende Lösung und das Lösungsmittel (Galle) in die Ebene des 

 Spectrums gebracht, so dass nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der 

 jeweilig benutzten Spectralregion die Lösung passirte." Durch diese 

 Anordnung gelang es, jede merkbare Zersetzung während der Messung 

 auszuschliessen. Zur Erleuchtung des bilateral beweghchen Vierordt- 

 sehen Spaltes diente ein mit mattirtem Cylinder versehenes Auer'scIics 

 Glühlicht. 



' In der optisch -mechanischen Werkstatt der HU. Franz Schmidt & Hänsch 

 in Berlin. 



" Die genaue mit Abbildung versehene Beschreil)ung des Apparates soll später 

 von Hrn. G. Aisklsdokff imd Frl. E. Köttgen verüffentliclit werden. 



