923 



Methode zur Bestimmung der Rotationsdispersion 

 mit Hülfe von Strahlenfiltern. 



Von H. Landolt. 



iJas Drehun,e:svermögeii aetiver Sii1)stanzen wird gegenwärtig fast aus- 

 schliesslich mit Hülfe der Halbschattenapparate von Laurent oder 

 Lippich ermittelt, wol)ei als Lichtquelle die Natriumllamme dient. 

 Um die Ablenkungswinkel für verschiedene Strahlen zu messen, hat 

 man die BROcn'sche Methode, welche durch Gr. Wiedemann, v. Lang, 

 SoRET und Sarasin, Lippuh u. A. mehrfache Abänderungen erfahren 

 hat und hauptsächlich zur Bestimmung der Rotationsdispersion des 

 Quarzes angewandt wurde. Für den Gebrauch in chemischen Labora- 

 torien ist dieselbe zu umständlich, denn die Verbindung des Polari- 

 meters mit dem Spectrometer bildet einen ziemlich complicirten Apparat, 

 welcher als Vorarbeit die Aichung mit Fraunhofer' sehen oder künst- 

 lichen Spectrallinien erfordert und ausserdem starker Lichtquellen 

 (Sonne oder DRUMMOXD"sches Licht) bedarf. Dasselbe ist der Fall bei 

 den zur jMessung der Dispersion besonders construirten Listrumenten 

 von Wild\ Seyffart'^ und Gi>an^, sowie der Methode von Lommel*. 

 In Folge dieser Verhältnisse sind bis jetzt wenige Substanzen, von 

 organischen nur Rohrzucker, Traubenzucker, Weinsäure und Tartrate, 

 einige Terpene, Gallenstofte , endlich das Santonin und Derivate des- 

 selben auf das Drehungsvermögen fiir verschiedene Lichtstrahlen unter- 

 sucht worden. 



Aber auch die Anwendung des Natriumlichtes zeigt Übelstände. 

 Die Lampen, welche bis dahin construirt wurden, um Flammen von 

 genügender Helligkeit zu erzeugen, verlangen alle häufige Erneuerung 

 des Kochsalzes, und man ist daher nicht selten genöthigt, hierfür 

 die Beobachtuna-en zu unterbrechen. Mittelst Bromnatrium, welches 



' Wild. Bull, de l'Acad. de St. Petersboiirg. 28,408 (1883). 



2 Seyffart. Wied. Ann. 41,113 (1890). 



ä Glax. Wied. Ann. 43, 441 (1891). 



^ LoMMEL. Wied. Ann. 36. 731 (1889). 



