Landolt: Rotationsdispersion. 927 



genöthigt, in Folge dessen nicht selten Differenzen von o?5 auftreten 

 können. Dessen ungeachtet fallen aber die Mittel aus lo Beobach- 

 tungen in genügendem Grade übereinstimmend aus. 



Für die Strahlenfilter habe ich in der optischen Werkstätte von 

 Schmidt & Haensch hierselbst cylindrische Glaströge von 4"'" Durch- 

 messer herstellen lassen, welche aus Ringen und aufgekitteten Platten 

 bestehen. Die eine Art enthält zwei Abtheilungen von je 20""" innerer 

 Weite, sie dient für die rothe, grüne, hellblaue und dunkelblaue 

 Combination; die andere für Gelb bestimmte besitzt drei Zellen von 

 20, 15 und 15 Mm. Weite. Jede Abtheilung ist zum Einfüllen der 

 Flüssigkeiten mit einer Öffnung versehen, welche durch Glas- oder 

 Korkstöpsel geschlossen wird. Die Tröge lassen sich in eine Metall- 

 fassung einschieben, die an den Ecken viereckige Platten trägt, um 

 das Rollen zu verhindern. 



Die Absorptionsflüssigkeiten halten sich mit Ausnahme der Cha- 

 maeleonlösung unverändert, doch wird es rathsam sein, die Vorraths- 

 flaschen für die Lösungen der beiden Anilinfarbstoffe im Dunkeln auf- 

 zubewahren, und die Tröge zeitweise neu damit zu füllen. Dagegen 

 muss die Kaliumpermanganatlösung häufig frisch hergestellt werden, 

 indem sie durch hineingefallene Staubtheilchen sowie durch die orga- 

 nische Substanz des Kittos der Tröge allmählich zersetzt wird, was 

 sich leicht daran erkennen lässt, dass ihre violette Farbe in eine 

 röthliche üliergeht. Durchaus nöthig ist es ferner, die vorgeschrie- 

 benen Cloncentrationen innezuhalten, indem schon kleine Änderungen 

 derselben zu merklich abweichenden Drehungswinkeln führen können. 

 Ebenso muss die Weite der Tröge bis auf ±0.2 Mm. richtig sein. Ver- 

 nachlässigt man diese Punkte, so liefern besonders die Strahlenfilter für 

 Grün und Hellblau andere Farbenmischungen, welche zu Beobachtungen 

 führen, die mit den nachfolgend festgestellten Constanten nicht mehr 

 stimmen. 



Als Polarimeter muss liei dem vorliegenden Verfahren ein Halb- 

 schattenapparat mit Lippicn'schem Polarisator angewandt werden; das 

 Instrument von Laurent mit seiner dem Natronlicht angepassten Quarz- 

 ■platte ist hierzu nicht Ijrauchbar. Bekanntlich ist das eine Glan'scIic 

 Prisma des Lippicn'schen Polarisators gegen das andere etwas drehbar 

 und es lassen sich die Winkel, welche die Hauptschnitte der beiden 

 Prismen mit einander liilden , an einer Theilung in Kreisgraden ab- 

 lesen. Mit der Verkleinerung dieses Winkels ^ erhöht sich die Ge- 

 nauigkeit der Einstellung ; für Natrivmilicht nimmt man ungefähr ^ = 3°, 

 bei den obigen Strahlenfiltern muss aber wegen der geringern Hellig- 

 keit für das rothe. grüne und hellblaue etwa 5°, für das gelbe und 

 dunkelblaue 10° s'e wählt werden. Da l)ei Anwendung nicht ganz 



