im; 



Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 24. April 1919 



Fig. 1. Windmeßversuchsfeld auf den Nuthewiesen bei Potsdam. 



Erdbodens rotierte, also die Höhe von o in über ihm hätte. Es wäre 

 das nur so möglich gewesen, daß sich die untere Hälfte der Schalen 

 in einer entsprechenden Vertiefung des Bodens befunden hätte. Dadurch 

 wären aber kleine Wirbelbewegungen und Stauungen, bei Regenwetter 

 möglicherweise auch Störungen durch angesammeltes Wasser verursacht 

 worden. Die Registrierung der Windgeschwindigkeit in 0.05, 0.5 und 

 2 m Höhe geschah auf einem Blatt mittels eines Chronographen mit 

 drei Federn, diejenige in 0.25 und 1.0 m auf einem zweiten: beide 

 standen zusammen mit den Batterien in einem niedrigen Kasten (R des 

 Lageplans), der 23 m vom nächsten Anemometer entfernt war. 



Die Bestimmung der Anemometerkonstanten erfolgte wiederum 

 durch längere Zeit ausgeführte Vergleiche mit dem Hauptanemographen 

 des Observatoriums und lieferte für die neu konstruierten Instrumente 

 gut übereinstimmende Werte. Die im vorliegenden Fall besonders wich- 

 tige Reibungskonstante schwankte zwischen 0.59 und 0.65 mps: bei 

 zwei zeitweilig zur Aushilfe genommenen Instrumenten hatte sie den 

 größeren Wert 0.76 bis 0.85, doch wurden diese nur in den obersten 

 Aufstellungen verwendet. Es wäre natürlich erwünscht gewesen, nament- 

 lich für die unteren Aufstellungen, noch empfindlichere Anemometer mit 

 kleinerer Reibungskonstante benutzen zu können, da die Dauer der ab- 

 soluten Windstille am Boden sodann noch schärfer hätte ermittelt werden 

 können. Ganz leichte, aus Aluminium gefertigte Schalenkreuze würden 

 dieser Forderung wohl genügen, sie könnten aber nicht wochen- und 

 monatelang allen Unbilden der Witterung ausgesetzt werden. 



Da die Natur der anzustellenden Messungen jede Einfriedigung des 

 Versuchsfeldes unmöglich machte, mußte, um es gegen unbefugte Ein- 



