Fig. I. 



9f'i 4 Sitzung der pnys.-math. Klasse v. 4. Dez. 1919. — Mitt. v. 20. Nov. 



Hei der Anwendung dieser Gleichung (>; 155) werden wieder </>, und (/>, 

 als nur von der Gesamtkonzentration der beiden Säuren abhängig 

 angesehn. 



i; 145. Das der Phötolyse zu unterwerfende Flüssigkeitsvolumen 

 wählte ich nicht größer als 2.4g ein', um in mäßiger Zeit hinreichende 

 Änderungen des Leitungsvermögens zu erhalten. 

 Um mit einer so kleinen Menge die erforder- 

 lichen Widerstandsmessungen auszuführen, benutzte 

 ich das in der Figur 1 dargestellte Widerstands- 

 gefäß. Der Elektrolyt ist in dem U-förmigen 

 Rohr i aus Quarzglas enthalten, die Elektroden 2, 

 kreisförmige nlatiiiierte Platinplättchen von 5 mm 

 Durehmesser, sind an Platindrähte 3 angeschweißt 

 und diese unten in Glasröhrehen 4 eingeschmolzen, 

 welche in Messingröhrchen 5 eingekittet sind. Die 

 Messingröhrchen 5 können in Messirighülsen 6 ver- 

 schoben werden, wobei kleine Schräubchen, in 

 Schützen 7 gleitend, die obere Endlage in den hori- 

 -8 zontalen Teilen der Schlitze, die unteren an An- 

 schlägen erreichen. Bei der Bewegung der Röhr- 

 chen 5 aus den oberen in die unteren Endlagen 

 wird also ein bestimmtes Stück der elektrolytischen 

 Säule ausgeschaltet. Die Hülsen 6 sind in Messing- 

 röhren 8 ein- und diese an Gewinde 9 ange- 

 schraubt, welche an den Quarzglasröhren fest- 

 gekittet waren. Kleine Löcher oben in den Röh- 

 ren 8 stellen die Verbindung zwischen der inne- 

 ren und äußeren Luft her. Will man neue Flüssig- 

 keit einfüllen, so schraubt man die Messing- 

 rohre 8 bei 9 ab und zieht sie mit den an ihnen 

 befestigten Teilen über die Schenkel des Quarz- 

 glasrohres hinweg, wobei die Elektroden nicht mit 

 Messing in Berührung kommen. 



Das den Elektrolyten enthaltende Rohr hatte 

 NutGrsße. ich zuerst aus Glas anfertigen lassen. Doch zeigte 



sich liier bei 0.01 n-Fumarsäurelösijng in ' ;4 Stunde 

 eine Widerstandszunahme von mehreren Prozenten, die bei 0.0 1 n-Chlor- 

 kaliumlösung ausblieb und wahrscheinlich der Auflösung von Alkali- 

 aus dem Glase zuzuschreiben ist, indem hierbei Wasserstoit'ionen durch 

 schwerer bewegliche Natriumionen ersetzt werden. Diese sehr störende 

 Fehlerquelle wurde durch Anwendung des Quarzglasrohres beseitigt, 

 indem die Widerstandszunahme hier bei 0.0 1 n-Fumarsäurelösung auf 



