ms atj bei pliotochemiscl .-". IX ■"'•' 



einige Promille pro 1 n«-Lösung auf einige Prozent |>ro Tag 



sich belief, also wahrend der Versuchsdauer nicht in Betracht kam. 

 Die kleinen übrigbleibenden Widerstandszunahmen röhren wahrschein- 

 lich von den die Elektroden tragenden Glasröhrchen her. 



i i j.6. Die Widerstandsmes- 

 suugen wurden in der Whi vt- 

 sehen Brücke mit Wechsel- 

 strom von der Frequenz 

 von der effektiven Spannung 

 mit einem Vorschaltwiderstand 

 'hm in einem Wasser- 

 bade von i 7 .94° ausgeführt. Die 

 Schaltung zeigt Fig. 2. Der 

 Zweig | enthält den elektrolyti- 

 schen Widerstand A\ und einen 

 Rheostaten. C isl ein Konden- 

 sator zur Kompensation der Po- 

 larisationskapazität ( , Als strom- 

 prüfendes Instrument diente das 

 Vibrationsgalvanometer von Schering und Schmidt 1 , welches sich vor- 

 züglich bewährte, [st die Brücke stromlos, so gelten die Gleichungen 



R 1 



C. = 



• /'. />' 



/,' = n 



A\ 1 +(/?,( 



die Kreisfrequenz 50-27T bedeutet. C, , die Kapazität von C, be- 

 trug höchstens 0.004 ,nl - M '. — 5°°° -• ^ = 2 °°° -• ;llso lAV,:«) 2 

 in runder Zahl 4 • 10" . so daß die WHEATSTOXESche Bedingung A', 

 = R i R l R, praktisch erfüllt war. 



Macht man die Brücke stromlos, während die Elektroden die obere 

 Stellung einnehmen und der Rheostat in (- ausgeschaltet ist, so isl der 

 elektrolytische Widerstand der Zelle R o ,. Schaltet man alsdann einen 

 Teil des elektroly tischen Widerstandes aus, indem man die Elektroden 

 in die untere Stellung bringt, und .-m^ dem im Zweige | befindlichen 

 Rheostaten so viel Widerstand r ein, daß die Brücke wieder stromlos 

 wird, so ist der ausgeschaltete Widerstand gleich /• . unabhängig von 

 jeder Beeinflussung durch die Elektroden. Führt man die beiden 

 Widerstandsmessungen für zwei verschiedene Elektrolyte aus, so er- 

 hält man zwei unabhängige Bestimmungen für das Verhältnis ihres 

 Leitungsvermögens, wobei die zweite Bestimmung einen gewissen Vor- 

 zug zu haben scheint. Doch wichen die beiden Bestimmungen nur 



II. >, ■]iebin(. und Et. Scan idt, ZS. lostrum.-Kunde j8, 1, 191 - 

 ii richte 1919 



