70 Gesammtsitzung vom 31. Januar. — Mittheilung vom 10. Januar. 
der besehriebenen Anordnung nicht in ausreichendem Maasse möglich. 
Denn nur die kleinere Menge Luft, nämlich die in den Sechzehnbrenner 
eingeblasene, lässt sich vorwärmen, während ein Vorwärmen der Haupt- 
menge der Luft, die von unten in den Gas-Luftmischraum des grossen 
9-Brenners eintritt, nieht möglich ist, ohne dass ein Zurückschlagen 
der Flammen erfolgt. Demzufolge war auch die Wirkung, die die Vor- 
wärmung der Gebläseluft ausmachte, gering. 
Ich schritt deshalb zur Construction! eines neuen Gebläsebrenners, 
der so eingerichtet ist, dass in ihm nur an einer Stelle die Luft ein- 
tritt und das Gas ebenfalls einer Leitung entnommen werden kann, 
Gas und Luft ferner bequem Vorwärmer passiren können, und ein 
Zurückschlagen der Flammen schliesslich unmöglieh ist. 
Als Fuss benutzte ich den unteren gusseisernen Kastentheil eines 
Prrror’schen Brenners, wie er dem grösseren Modell des Ofens (Höhe 
des ÖOfenraums 50°°) beigegeben 
wird. Die zwölf Brennerröhren 
wurden durch Messingröhren von 
1°”7 äusserem Durchmesser ersetzt, 
die wie die Abbildung zeigt, zwei- 
mal gebogen waren, so dass die 
oberen Theile einander parallel dicht 
neben einander lagen und einen 
Kranz bildeten. Diess bewirkte, dass 
die Flammen senkrecht nach oben 
schlagen, ohne sich einander zu 
behindern. Der in der Mitte des 
Brennerdeckels sich befindende Rohr- 
ansatz, in den ein Träger für Tiegel 
5 en Gebläse- U.S. w. eingeschraubt werden kann, 
( luft. E 
— ms wurde entfernt und an seine Stelle 
Gaseintritt. Gaseintritt. 
ein dreizehntes gerades Brenner- 
rohr, das in der Mitte des oben 
beschriebenen Brennerkranzes mündet, gesetzt. Diese Brennerröhren 
Der Dreizehn Gebläsebrenner. + nat. Grösse. 
führen unten in einen Raum des Fusstheiles, der bei der gewöhnlichen 
Anordnung des Prrrorbrenners die Luft enthält, jetzt aber die Ver- 
theilung der Leuchtgase für die Brenner besorgt. Die Einführung der 
Leuehtgase wurde von unten dadurch bewerkstelligt, dass das Schieber- 
ventil, das die Lufteinfuhr zu regeln bestimmt ist, abgeschraubt und 
statt seiner eine Messingplatte unter Asbestdichtung aufgeschraubt wurde, 
! Diese wurde von der Heidelberger Firma €. Maquet (vormals Lipowsky- Fischer) 
nach meinen Angaben in geschickter Weise ausgeführt, wobei nicht unerhebliche tech- 
nische Schwierigkeiten glücklich überwunden wurden. 
