Bırrz: Moleculargrösse anorganischer Substanzen. z 71 
die zwei +zöllige Kniestücke trug. Durch diese wurde an zwei gegen- 
überliegenden Stellen Gas in den Vertheilungsraum geleitet; in die Knie- 
stücke waren zu diesem Zweck kurze Gasrohrstücke eingesetzt, die mit 
Verschraubungen mit der Gasleitung verbunden und auch leicht wieder 
gelöst werden konnten, so dass der Brenner ohne Mühe losgeschraubt 
und von seinem Platze entfernt werden konnte. 
Die Gebläseluft wurde durch den Rohransatz, durch den gewöhnlich 
beim Prrrorbrenner das Gas einströmt, zugeführt. Auch hier war eine 
Verbindung mittelst Gummischläuchen, die durch die Wärmestrahlung 
und die Hitze der vorgewärmten Gebläseluft gelitten hätten, vermieden 
und eine Verschraubung mit Leitung aus Gasrohr verwandt. Die Gebläse- 
luft trat in einen im Fusse des Brenners befindlichen Ringraum, aus 
dem sie durch ı3 Öffnungen — für jeden Brenner eine — entwich. 
Auf diese Öffnungen waren Messingrohre von 7 
messer (beim Mittelbrenner waren die Dimensionen der Rohre etwas 
mm 
grösser: äusserer Durchmesser des Gasrohres 20”", äusserer Durch- 
mm 
äusserem Durch- 
messer des Luftrohres 10 
führten und #“" unter ihrer Mündung endigten. Hier waren sie je durch 
drei Schräubehen centrirt. Sowohl diese Luftzuführungsröhrchen,, wie 
die Brennerrohre selbst waren an ihrem Ende ein wenig verjüngt., da- 
mit durch Steigerung des Druckes eine bessere Mischung von Luft und 
Kur) 
gesetzt, die in die 13 Brennerrohre 
Gas bewirkt würde. 
Der Brenner bestand also aus 13 Gebläseflammen, die ihre Wirkung 
auf einen möglichst kleinen Raum zusammenfassten. 
Zur Herbeischaffung der nöthigen Luftmenge diente ein Roor'sches' 
Gebläse Nr. 5, das mir von der Mannheimer Maschinenfabrik, Mohr & 
Federhaff, Mannheim. zur Verfügung gestellt wurde. Laut Angabe der 
Fabrik liefert es bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit der Flügelwelle 
von 300 pro Minute 2°””25 Luft. Hiervon kam bei meinen Versuchen 
nur ein Theil zur Verwendung, da bei dem nicht unbeträchtlichen 
Widerstand, den die Röhrenleitung und die engen Röhrchen innerhalb 
des Brenners bieten, ein starker Verlust unausbleiblich ist. Der Druck, 
unter dem die Gebläseluft aus dem Brennerröhrchen austritt, wurde 
mm 
mit einem Quecksilbermanometer gemessen: er betrug 13 
! Diess Roow’sche Gebläse hat sich für pyrochemische Zwecke bei meinen Versuchen 
sehr gut bewährt; ich bin mit ihm mehr als mit einem Stiefelgebläse zufrieden, weil 
die gelieferte Luftmenge im Vergleich zur gebrauchten Arbeitskraft bedeutend grösser 
ist, sie unter einem gleichmässigeren Druck steht, schliesslich die Anschaffungskosten 
bedeutend niedriger sind. Der Druck, den ein Stiefelgebläse liefert, lässt sich zwar auf 
mehrere Atmosphaeren steigern, was mit dem Roor’schen Gebläse nicht möglich ist, doch 
reicht für pyrochemische Zwecke der Druck der letzteren aus. Zum Betrieb von Kohle- 
öfen im pyrochemischen Laboratorium würde eine grössere Nummer der Gebläse als 
die von mir beim Gasofen benutzte zu wählen sein. 
Sitzungsberichte 1895. Ss 
