e ; : - 
Bırrz: Moleculargrösse anorganischer Substanzen. 15 
behufs Volumenbestimmung bemerkbar; so zeigte sich, dass von den 
Apparaten nach der völligen Füllung mit Wasser beim Stehenlassen 
noch 1°” 3 bis 1°”4 Wasser aufgenommen werden. Diese werden haupt- 
sächlich von dem diekwandigen Halstheil absorbirt, während der bei 
den Versuchen der Gluth ausgesetzte Cylindertheil nur geringe Mengen 
Wasser aufnimmt. In Folge dessen waren zum Nachfüllen beim 
Hauptapparat und. bei dem dem Halstheil entsprechenden Compen- 
sator etwa gleiche Wassermengen nöthig. Bei Verwendung von innen 
und aussen glasirten Apparaten würde diese Unbequemlichkeit natür- 
lich wegfallen. 
Störender ist ein anderer Umstand. Die aus der neuen Masse 
hergestellten Apparate verringern ihr Volumen bei Weissgluth in be- 
trächtlichem Maasse. Bei jeder weiteren Benutzung nimmt die Ver- 
kleinerung des Volumens ab, und erst nach etwa fünf Versuchen, 
bei deren jedem während etwa 134-2 Stunden Weissgluth eingewirkt 
hat. wird das Volumen constant. Folgende Zahlen mögen diess zeigen. 
Apparat ı besass ein Anfangsvolumen von 17726. Die nach 
den einzelnen Versuchen gefundenen Volumina sind: 
IESenG E55,.42 RES T2TL 
Apparat 2 besass ein Anfangsvolumen von 18225. Die nach 
den einzelnen Versuchen gefundenen Volumina sind: 
W220 50.84 153780 153.00 753721 153.15 153.20, 
Die in den Porcellanöfen herrschende Temperatur scheint dem- 
nach zum vollständigen Garbrennen dieser Masse nicht hoch genug zu 
sein, und so schwindet die Masse bei höherer Temperatur noch weiter 
zusammen. Hieraus erklärt es sich, dass von zahlreichen Messungen 
der höchsten Temperatur, die ich anstellte, nur wenige vollkommen 
einwandsfrei sind. 
Die Volumenverringerung machte sich natürlich auch äusserlich 
an den Apparaten bemerkbar: Die Höhe des Cylindertheils nahm um 
3-4 , der Umfang um 5-7""” ab. 
Bei den Temperaturmessungen, die nach der früher beschriebenen 
Methode! ausgeführt wurden, wurde zur Berechnung der anfangs im 
Apparat enthaltenen Luftmenge das Volumen, das der Apparat vor 
dem Versuch zeigte, verwendet und bei der Berechnung der Tempera- 
tur selbst das Endvolumen, das nach dem Versuch erst bestimmt 
wurde. Da die Ablesungen der Temperaturmessung stets erst am 
Schluss der Ausglühung vorgenommen wurden, entspricht diess letztere 
! V, Meyer und H. Bıvrz, Nachrichten von der Kgl. Ges. d. Wissensch. und der 
GeorG Aususr-Universität. Göttingen 1889, 351; Zeitschr. f. physik. Chem. 4, 252, 1889. 
