) Gesammtsitzung vom 31. Januar. — Mittheilung vom 10. Januar. 
Volumen am besten dem, das der Apparat im Moment des Versuchs 
— unter Berücksichtigung der Correetur für die Wärmeausdehnung — 
besessen hat. Der Ausdehnungscoöfficient der Masse ist nicht be- 
kannt; ich verwandte bei der Berechnung den des gewöhnlichen Por- 
cellans!' 0.0000044 (linear). 
So störend für Temperaturmessungen die Inconstanz des Vo- 
lumens ist, die den Werth eines Apparates mit jedem Versuch, der 
mit ihm ausgeführt ist, steigert, für Gasdichtebestimmungen ist sie 
ohne Einfluss, weil in der kurzen Zeit des Verdampfens eine be- 
merkbare Änderung des Volumens nieht anzunehmen ist. Desshalb 
eignet sich die Masse 7 zur Herstellung von Gefässen für Gasdichte- 
bestimmungen nach dem Gasverdrängungsverfahren ausgezeichnet; sie 
wird unzweifelhaft in Kurzem für alle bei höchster Temperatur zu 
benutzenden Apparate das Porcellan verdrängen; vielleicht wird es 
auch gelingen, durch eine entsprechend gesteigerte Temperatur bei 
ihrer Herstellung das Schwinden auf ein Minimum herabzudrücken. 
Der Hauptvorzug der Masse 7 besteht in ihrer grossen Wider- 
standsfähigkeit gegen hohe Temperatur. Bei 1700°, d.i. bei einer 
Temperatur, bei der Platindraht im Ofen zu schmelzen beginnt, er- 
weichen aus ihr gefertigte Apparate so wenig, dass sie auf halben 
Atmosphaerendruck evacuirt werden können, ohne ihr Volumen im 
Geringsten zu ändern; erst wenn die Luftverdünnung bis auf 20-30”" 
Quecksilber gebracht wird, beginnt der Boden ein wenig einzusinken, 
ohne dass der Apparat jedoch stark deformirt würde. Gewöhnliches 
Porcellan hält schon bei 1400° dieser Probe nieht mehr Stand. 
Hiernach scheint mir die Annahme gerechtfertigt. dass man 
Apparate aus der Masse 7 noch bei etwa 1800-1900° zu Gasdichte- 
bestimmungen wird gebrauchen können, vorausgesetzt, dass eine Ver- 
schiedenheit des Druckes in und ausser dem Apparate bis auf geringe 
Schwankungen vermieden wird. 
Gasdiehtebestimmungen bei 1650-1700°. 
Mit diesen Hülfsmitteln wurden in der schon früher genau be- 
schriebenen Weise” Gasdichtebestimmungen von Elementen nach dem 
Gasverdrängungsverfahren ausgeführt. Der Porcellanapparat und Com- 
pensator wurden je mit einer der von V.MEvEr und mir empfohlenen 
Fallvorrichtung” versehen. Von diesen führten zwei 14" lange Messing- 
' L. Hotrsom und W. Wıen. Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1892, 296. 
2 V, Meyer und H. Bırız. Nachrichten von der Kgl. Ges. der Wissenschaften. 
Göttingen. 1889. B.347. Zeitschr. f. physik. Chem. 2,188. 1888. 
> V, Meyer und H. Bırız. Nachrichten von der Kgl. Ges. d. Wissensch. Göt- 
tingen. 1888, 24. Zeitschr. f. physik. Chemie 2, 188. 1888. 
u nn ne TEE 
