92 Gesammtsitzung vom 31. Januar. — Mitth. vom 29. November 1894. 
besitzen. Das vervollkommnete Instrument sollte auch diese letztere 
Bewegung erhalten. 
Fast gleichzeitig mit mir, am 13.Mai 1891, und ‚jedenfalls von 
mir vollständig unabhängig, hat nun Hr. E. vox Fevorow die Con- 
struetion eines Universalinstrumentes veröffentlicht, dem er den Namen 
des Universaltischehens für das Mikroskop gegeben hat. 
Die Theorie dieses Instruments und die vielfachen Anwendungen 
desselben. wesentlich bei Bestimmungen im parallelen, polarisirten 
Licht in Frage kommend, hat er eingehend in seiner Arbeit von 1893 
behandelt. 
A. Micuer Levy hat darauf folgend fernere wichtige Untersuchungen 
mit dem Instrumente angestellt und in Aussicht genommen.” 
Das von mir ersonnene Instrument. was Hr. R. Fuess ausgeführt 
hat und bei dessen Entwurf und Herstellung ein Angestellter der Firma 
Fuess, Hr. €. Leiss, sehr wesentlich dazu beigetragen hat, die Über- 
tragung meiner Ideen in die Wirklichkeit prompt zu bewirken, arbeitet 
sowohl im parallelen, als auch im convergenten polarisirten Lichte und 
es lassen sich mit demselben in der Hauptsache die nachfolgenden 
drei Aufgaben lösen: 
ı. Den Axenwinkel und zwar den wahren inneren Axenwinkel 
an einem ganzen Krystalle direct zu messen. 
2. Die Auslöschungsschiefen auf sämmtlichen Flächen einer Zone 
eines Krystalls zu gegebenen krystallographischen Elementen zu be- 
stimmen. 
3. Die Orientirung der optischen Hauptschnitte in einem zwei- 
axigen Krystalle zu finden, die Axenebene aufzusuchen, ihre Lage zu 
fixiren und den wahren inneren Axenwinkel zu messen. 
2. Beschreibung des Instrumentes. 
Zur vollständigen Ausrüstung gehören zwei Theile: ein Mikro- 
skop besonderer Art und der Drehapparat neuester Construction. 
Einzelne der Aufgaben kann man auch mit anderen Instrumenten 
lösen, oder den Drehapparat an vorhandenen Mikroskopen anbringen. 
Alle Aufgaben zusammen lassen sich in vollkommenster Weise nur 
mit den beiden neuen Instrumenten behandeln. 
ı E. von Feporow. Universal- (Theodolith-) Methode in der Mineralogie und 
Petrographie. II. Theil. Krystalloptische Untersuchungen. Zeitschr. f. Kryst. und Mine- 
ralogie. 1893. Bd. XXI. S. 229 u. f. 
2 A. Micner-Levy. Etude sur la determination des feldspaths dans les plaques 
minces au point de vue de la classification des roches. Paris 1894. 
