94 Gesammtsitzung vom 31. Januar. — Mitth. vom 29. November 1594. 
In Fig. ı sind der Analysator A und der Polarisator P mit den 
eingekerbten Scheiben S und S, jeweils fest verbunden oder können 
(Analysator A) damit fest verbunden werden; in diese Scheiben greifen 
die eingekerbten Scheiben V und V, ein und bewirken, durch das 
Gestänge @ vermittelt (Angriffsscheibe D), die Bewegung. Es ist nicht 
nur dafür Sorge getragen, dass dies Gestänge der Verlängerung oder 
Verkürzung des Tubus und ‚seiner Bewegung durch die Schrauben.Z, R, 
und die Mikrometerschraube M folge, sondern auch. dass die Be- 
wegungen vermittelst der Drehscheiben ohne todten Gang laufen. 
Letztere Einrichtung. wie aueh die mechanische Construction der Dreh- 
vorrichtung sind von Hrn. Fuess neu angegeben. bez. verbessert; er 
wird sie selbst an geeignetem Orte beschreiben. 
Was die Correetionsvorrichtungen für die Nicols A und P anlangt, 
so liegen sie bei € und (€, und kommen darauf hinaus dureh ein Feder- 
werk eine Hülse, in,der das betreffende Nieol sitzt, in einer anderen 
Hülse um einen kleinen Winkel nach rechts oder links drehen zu können. 
Sonstige Theile des Instruments sind: der Trieb zum Heben und 
Senken des Polarisators bei T, die Stellung für die Irisblende bei J, 
die Feststellvorriehtung des drehbaren Tisches bei X, dagegen ist die 
Feststellungsvorrichtung der Scheibe S, und damit auch von S in der 
Figur verdeckt. Das in den Tubus einzuschaltende Nicol befindet 
sich bei N. die Berrrann’sche Linseneinführung bei D. die Feststell- 
schraube des Analysators bei F, der Nonius für die Theilung auf S 
bei O (man kann von 5 zu 5 Minuten ablesen) und schliesslich der 
«rehbare Mikroskoptisch, dessen Bewegung man von Minute zu Minute 
ablesen kann und der auf sich zwei Kreuzschlitten, einen mit schnellerer, 
einen mit feinerer und langsamerer Bewegung trägt, bei W. 
Zur Feststellung der Normalrichtung wird der Tubus zum Fuss 
des Instrumentes unter 90° und letzterer möglichst horizontal gestellt. 
Alsdann wird vor dem Objeetiv ein Loth aufgehängt und der -Null- 
punkt des Nonius so fixirt, dass die ihrerseits zu richtenden Vertical- 
fäden sämmtlicher Oculare das Loth decken, wenn 0°. der Theilung 
auf S mit 0° des Nonius O0 coineidirt. 
Die fernere Justirung geschieht wie bei den anderen Mikro- 
skopen, vollzieht sich mit Hülfe der Nebentheile und erstreckt sich 
rückwärts ebenfalls auf dieselben, die hier möglichst vollständig vor- 
handen sind. 
b. Der Drehapparat. 
Da ein horizontal gestellter Drehapparat mit verticaler Durch- 
sieht sich schwer vervollkommnen und sein Flüssigkeitsgefäss sich 
auch nieht leicht dieht machen lässt, so wurde nach mehreren ver- 
