C. Kreiın: Universaldrehapparat. 95 
geblichen Versuchen davon Abstand genommen, ein solches zu con- 
struiren und die Stellung des Drehapparates vertieal, die Durch- 
sicht horizontal, also bei umgelegtem Mikroskop zu gebrauchen, gewählt. 
Die Grundplatte @ des Drehapparats, Fig. 2, wird auf dem nun 
vertical stehenden Tisch W des Mikroskops, Fig. ı, vermittelst Klem- 
men befestigt. Der Tisch W, Fig. ı, ist vorher so gestellt worden, 
dass sein einer Schlitten genau von links nach rechts geht und beide 
Schlitten gleiche 
Fig. 2. 
Ausschläge ha- 
ben. Senkrecht 
zur Grundplatte 
@ geht ein Trä- 
ger T ab, in dem 
der Kreis X sich 
bewegt. Letzte- 
rer besitzt bei N 
einen Nonius 
(Ablesung von 
5 zu 5 Minuten) 
und kann durch 
das Federwerk 
bei 5 geklemmt 
werden. In der 
Mitte oben ist der 
Kreis aufge- 
schnitten und 
innerhalb dessel- 
ben bewegt sich 
gleitend eine 
Scheibe, durch 
die der Stift P 
geht, an dem die 
unterhalb X be- 
findliehen Justir- 
vorrichtungen 
hängen und der in der Vertiecalen auf- und abgestellt und durch die 
Schraube V fixirt werden kann. 
Die Justirvorrichtung besteht aus zwei senkrecht zu einander wir- 
kenden Viertelkreisringen Z und /,, von denen Z fest steht, während 
L, auf ihm in der Bahn B beweglich ist. Diese Bewegung geht gut, 
aber etwas schwerer als die des Krystallträgers auf Z,. in der Bahn B.. 
Beide Bewegungen lassen 5 Minuten ablesen und geben vom äusser- 
