96 Gesammtsitzung vom 31. Januar. — Mitth. vom 29. November 1894. 
sten Anfang bis zum Ende 90°. Die Bewegungen selbst werden 
durch Anfassen an die bei den Nonien herausstehenden Schrauben- 
köpfe W vermittelt. Die unterste Schraube R klemmt den Kıystall- 
träger F', der seinerseits hohl und äusserlich stark vergoldet ist. Er 
schiebt sich federnd auf einen (in der Figur nicht sichtbaren) Stahl- 
stift auf. An den unten mit kleinen Spitzen versehenen Krystall- 
träger wird der Krystall angeklebt. — Nach vielen Versuchen hat 
es sich am zweckmässigsten erwiesen, zum Ankleben Wachs zu ver- 
wenden, welches mit Kienruss gut durchgeknetet war, zu jedem Neu- 
ankleben aber neues Wachs zu gebrauchen. 
Wie man sieht. entspricht der- vorstehend beschriebene Apparat 
im Wesentlichen einer Art Axenwinkelapparat und zwar besonders in 
dessen Üentrir- und Justirvorrichtung. 
Der Apparat ist aber hier dem Mikroskop angepasst und in 
seiner Justirbewegung besonders ausgiebig. 
Die Flüssigkeitsgefässe sind entweder ganz aus Glas oder theil- 
weise aus Metall. Auf die feste Kittung der die Durchsicht gewäh- 
renden Glasscheiben ist besonders zu achten. Die Gefässe werden an 
einem Ständer mit beweglichem Arm zur linken Seite des Mikroskops 
angebracht und können mit Hülfe einer Gauss’schen Spiegelvorrichtung, 
die auf das Ocular gesetzt wird und eines Fadenkreuzobjectivs, wenn 
erforderlich. normal zur Sehaxe des Instrumentes gestellt werden. 
‘s sind der verschieden gearteten, brechenden Medien wegen 
am besten mehrere auswechselbare Gefässe vorhanden. 
Will man die Vortheile der Anans’schen Methode! mit der hier an- 
gegebenen verbinden, so kann ein Flüssigkeitsgefäss am Krystallträger 
angebracht werden, was oben einen Cylinderstiel und unten die Form 
einer Kugel hat. Dieselbe wird mit der passenden Flüssigkeit gefüllt. 
Was die zur Verwendung kommenden Flüssigkeiten anlangt, so 
bietet die Übersieht bei Purrrıcn” eine grosse Auswahl dar. Es ist 
indessen zu bemerken, dass es mir nicht gelungen ist, die Lösung 
von Quecksilberjodid in Anilin und Chinolin vom Brechungsexponen- 
ten 2.2 darzustellen’ und dass das durch die Gefälligkeit meines ver- 
ehrten Collegen, Hrn. Prof. Em Fıscner, dargestellte Phenylsulfid, nieht 
n= 1.95. sondern nur = 1.56 hatte. Auch mein verehrter College, 
I! W.G. Avans. A new Polariseope. The London Edinburgh and Dublin Philo- 
sophical Magazine and Journal of Seience. 1875. Vol. L. 4 Ser. p.13 u.f. F. Beck. 
Ein neuer Polarisationsapparat von E. Schseiper in Wien. Min. u. petr. Mitth. von 
G. Tscuermax. 1880. N. Folge. Bd. I. S. 430 u. f. 
® C. Purrrıcn. Das Totalrefleetometer. 1890. S. 64. 
® Hr. Purrrıcn, dem ich deswegen schrieb, theilte mir mit, dass ihm die Her- 
stellung dieser Lösung, deren Angabe er einem ausländischen Fachmanne verdanke, 
auch nicht gelungen sei. 
— 
