€. Kreis: Universaldrehapparat. 97 
Hr. Prof. Lasvort, fand bei einer anderen Darstellung nur wenig über 1.6. 
Man ist also, wenn man von den giftigen und entzündlichen Flüssig- 
keiten absieht, im Wesentlichen auf die Öle, die Tuouuer'sche Lösung, 
das Monobromnaphtalin und das Methylenjodid angewiesen. Das Auf- 
lösen von Jod in letzterem liefert bald eine nicht mehr genügend 
durchsichtige Flüssigkeit. 
3. Die Untersuchungsmethoden. 
Die erste Aufgabe ist: 
Den Axenwinkel und zwar. wenn erwünscht, den wahren 
inneren Axenwinkel eines Krystalls direct zu messen. 
Hierzu verwendet man das auf Axenaustritt umgewandelte Mi- 
kroskop in horizontaler Stellung und bringt den Drehapparat an seinem 
Tische an. 
Für gewisse Untersuchungen reicht zu den hier anzustellenden 
Ermittelungen auch der Fuess’sche Axenwinkelapparat einfacherer und 
verbesserter Art aus. 
Das mit dem Drehapparat versehene, horizontal gestellte Mikroskop 
erhält über dem Polarisator P eine besondere Condensorvorrichtung 
aufgeschraubt und als Objeetiv wird ein besonders eonstruirtes System 
angesetzt, das bei der grossen Distanz vom Object ein nach Möglich- 
keit grosses Gesichtsfeld gewährt. Diese Vorriehtung wurde im Gegen- 
satz zu den Bestrebungen beim früheren Drehapparat deshalb gewählt, 
weil es doch die Hauptaufgabe sein muss, den wahren inneren Axen- 
winkel zu messen und es hierbei. wo die Axen in das Üentrum 
geführt werden, nicht in erster Linie auf die Grösse des Gesichts- 
felds ankommt. — Bei der horizontalen Stellung des Drehapparats 
konnte man zunächst den scheinbaren Winkel der Axen übersehen, 
indem dieselben zum Austritt gebracht wurden und dann von der 
Flüssigkeit in Luft übergingen. Die Messung des wahren Axen- 
winkels hätte ein Medium von dem Brechungsverhältniss 8 des Krystalls 
und ein successives Hereinführen der Axen in den Mittelpunkt des 
Gesichtsfeldes erfordert. Zur Erfüllung des ersteren Zweckes konnte 
man nahe an den Krystall herangehen, deshalb hatte hier ein System 
mit grosser Übersicht Sinn: zur eigentlichen Messung von 2V hätte 
auch dort ein System mit kleinerer Übersicht genügt. — Will man 
auch hier eine grössere Übersicht nehmen, so empfiehlt es sich, das 
oben beschriebene kugelförmige Flüssigkeitsgefäss anzuwenden und 
so gewissermaassen die Vortheile der Anans’schen Disposition mit 
der Einhüllungsmethode zu verbinden. Zu dem Ende fülle man eine 
