98 Gesammtsitzung vom 31. Januar. — Mitth. vom 29. November 1894. 
grade passende Flüssigkeit in die Glaskugel ein (dieselbe wird mit 
Stiel und Verschluss an dem Justirbogen L, befestigt) und arbeite 
dann in diesem für den besonderen Fall passenden Medium. 
Da man nun Mittel genug hat, den scheinbaren Axenwinkel in 
Luft und in einem anderen Medium zu messen, so wenden wir unser 
Augenmerk unserer eigentlichen Aufgabe zu. 
Es sind schon früher mehrfach Versuche gemacht worden, den 
rahren inneren Axenwinkel zu messen.' 
Des-Crorzeaux empfiehlt 1858,” wenn die Ebene der Axen bekannt 
ist, einen Cylinderschliff, so dass die Axenebene der Cylinderbasis 
parallel geht. oder es sollen zu den Axen normal Flächen angeschliffen 
werden. In beiden Fällen wird man, da senkrechte Ineidenz statt- 
findet. wenn die Axen in den Mittelpunkt des Gesichtsfeldes nach 
einander geführt werden, den wahren Winkel derselben messen können. 
In neuerer Zeit hat A. Mürnems’ gezeigt, wie man durch die 
passende Beobachtung der Schnitte der Grenzeurven nach der Methode 
der Totalreflexion ebenfalls den Axenwinkel messen könne. 
Wenn man die altbekannten Methoden betrachtet. die weitaus 
die häufigste Verwendung gefunden haben und auf Grund deren 
durch Messung und Rechnung" die Resultate gewonnen werden, so 
lauten die bei ihrer Anwendung zu benutzenden Formeln in der von 
Des-Croızeaux überkommenen Weise:’ 
! Anm. während des Drucks. Nach Abschluss vorliegender Arbeit werde ich 
von befreundeter Seite darauf aufmerksam gemacht, dass sich auch über die Messung 
des wahren Axenwinkels in Flüssigkeiten in der Litteratur schon ein Hinweis findet. 
Derselbe kommt in Frage bei der Untersuchung von Platten, senkrecht 
zur Mittellinie geschliffen und lautet: 
»Wäre der Brechungsquotient der Flüssigkeit dem des Krystalls in der Richtung 
der optischen Axen ganz gleich. so würde der gemessene Winkel ohne Weiteres dem 
wahren Winkel der optischen Axen gleich sein.« 
So viel mir bekannt, ist von dem hier angedeuteten Verfahren, dem die Priorität 
gebührt, bisher wenig oder keine Anwendung gemacht worden. Dasselbe ist angegeben 
im Lehrbuch der Physik und Meteorologie von Jon. Mürrer, 8. Aufl. von L. PraunpLEr 
1879. B. 11. S. 587. 
2 A. Des-Crorzeaux. Sur l’emploi des proprietes optiques birefringentes pour 
la determination des especes eristallisees. 2e M&moire, Annales des Mines. T. XIV. 
1858. p.48 und 49. p. 52. 
3 A. Mürneıns. Über eine neue Art der Axenwinkelmessung und über Bestimmung 
von Brechungsexponenten nach der Methode der Totalreflexion. Zeitschr. f. Krystallo- 
graphie. 1888. B. XIV. S. 202 u. f. 
* Wegen anderer, nur mit Hülfe eines grösseren Apparates an Rechnung durch- 
zuführenden Methoden, vergl. A. Beer. Pocc. Annalen. 1854. Bd.gı. S.249. Tu. Liesısch. 
Zeitschr. f. Kryst. 1883. Bd. VII. S.433. N. Jahrbuch für Mineralogie u.s. w. 1886. 
Ba.1. S. 155. 
5 A. Des-Croızeaux. Memoire sur l’emploi du mieroscope polarisant, 1864. p.18 
u. andere Schriften desselben Verfassers. 
nn u 
