€. Kreis: Universaldrehapparat. 103 
Die zweite Aufgabe ist: 
Die Auslöschungsschiefen auf den wechselnden Flächen 
einer Zone, überhaupt innerhalb einer solchen in jeder be- 
liebigen Lage zu gegebenen krystallographischen Elementen 
zu bestimmen. 
Zu diesem Ende sind Mikroskop und Drehapparat zu benutzen und 
an ersterem Anwendung von den gleichzeitig drehbaren Nieols zu machen. 
Der ältere. Drehapparat von horizontaler Stellung mit verticaler 
Durchsicht hatte den Nachtheil, dass die Schiefen auf den Flächen 
durch Drehung des Tisches des Mikroskops gemessen werden mussten. 
Die Drehung des Krystalls innerhalb des Flüssigkeitsgefässes- um die 
Zonenaxe erfolgte am Drehapparat. Hierdurch erwuchs der Nach- 
theil, dass der Drehapparat mit seiner Drehaxe sich unter Umständen 
weit vom Beobachter entfernte, was zu Unbequemlichkeiten und 
Irrungen Veranlassung gab. 
Dies ist nun bei der neuen Disposition vermieden. 
Man lege das Mikroskop um, befestige den Krystall am Dreh- 
apparat, orientire die Zone durch Justiren und gehe von einer be- 
stimmten Fläche aus, die man entweder mit der Gauss’schen Spiegel- 
vorriechtung einstellt. oder an der man her visirt und sie dann durch 
Drehen um 90° in die gewünschte Lage, senkrecht zur optischen 
Axe des Instrumentes, bringt. Das Flüssigkeitsgefäss wird dann von 
unten her eingeschoben, so dass der Krystall eintaucht und die 
Messung beginnt. Das richtige Brechungsverhältniss der Flüssigkeit 
hat man vorher bestimmt. 
Zu achten ist auf möglichst gleichförmige Beleuchtung. Das 
Erkennen des Eintretens der Auslöschung unterstütze man durch eins 
der bekannten Hülfsmittel, wie Gypsblättehen, Quarzplatte oder Quarz- 
doppelplatte u.s. w. Will man auf eine von der vorhandenen nicht 
zu weit abgelegene Zone übergehen, so kann dies mit Hülfe der 
Justirvorrichtungen des Drehapparates geschehen. 
Wie schon früher hervorgehoben' erweist sich diese Unter- 
suchungsmöglichkeit von grosser Bedeutung. 
Die dritte Aufgabe endlich ist: 
Die Orientirung der optischen Hauptsehnitte in einem 
zweiaxigen Krystalle zu finden, die Axenebene aufzusuchen, 
ihre Lage zu fixiren und den wahren inneren Axenwinkel 
zu messen. 
! €. Krein a. a. 0. 1891. S. 440. — Auch bei Erhitzungsversuchen sind die gleich- 
zeitig drehbaren Nicols sehr wichtig. 
Sitzungsberichte 1895. 10 
