104 Gesammtsitzung vom 31. Januar. — Mitth. vom 29. November 1894. 
Die Verhältnisse des rhombischen Systems sind einfach und er- 
geben sich aus denen des monoklinen, mit denen wir als Vorbereitung 
für die triklinen Krystalle beginnen, von selbst. 
Das Mikroskop (für paralleles polarisirtes Licht eingerichtet) wird 
in umgelegter Stellung mit Drehapparat gebraucht. Der Justirbogen ZL, 
Fig. 2. stehe auf den Beobachter zu, ZL, gehe von links nach rechts. 
Als Beispiel sei ein Adular vom St. Gotthard genommen. 
Man setze den Krystall so an, dass die vordere Säulenkante in 
die Medianebene kommt und die Basis des ersteren horizontal liegt. 
Der Krystall sei passend eingehüllt, die Nicols gekreuzt und zu der 
vorderen Prismenkante mit ihren Polarisationsebenen orientirt. 
Bringt man dann nach gehöriger Feinjustirung mit Z und Z, die 
Flächen des Feldspathprismas in symmetrische Lagen zur Median- 
ebene, was vermittelst der Tischbewegung A möglich ist, so wirkt 
das Ganze so. als sei eine Fläche aus der Zone der Orthodiagonale 
vorhanden und eingestellt und der Krystall löscht aus. Er ändert 
diese Auslöschungslage auch nicht. wenn er mit der Drehvorrichtung 
des auf den Beobachter zu gestellten Bogens Z bewegt wird, wohl 
aber, wenn eine Drehung mit dem Tische A erfolgt. 
Bei letzterer bleibt der Krystall dann erst (abgesehen von den in 
das Gesichtsfeld tretenden und dasselbe aufhellenden Axen) dunkel, 
wenn die Basis des Krystalls um 5° mit der Drehvorriehtung am 
Bogen Z in dem Sinne geneigt wird, in welchem diese Auslöschungs- 
schiefe beim Feldspath liegt. 
@s ist dann nieht nur die Verticalebene, sondern auch die Hori- 
zontalebene ein optischer Hauptschnitt. In letzterem liegen für ge- 
wöhnlich die optischen Axen, und ihr Winkel kann, wenn zu con- 
vergentem Licht übergegangen wird, gemessen werden. 
Wäre die Schiefe zur Basis nicht 5°, sondern «°, so müsste um 
diesen Winkel bei Anwendung polarisirten Lichtes gedreht werden. 
Die geforderte Lage wäre dann erreicht, wenn nach rechts oder links, 
mit dem Tisch Ä ausgiebig bewegt, die Dunkelheit (abgesehen von 
etwa auftretenden Axenaufhellungen) erhalten bliebe. Um dieses in 
Strenge zu constatiren, könnte das Mikroskop mit einem der bekannten 
empfindlichen Hülfsmittel versehen werden. 
Lägen die Axen aber nicht senkrecht zum klinodiagonalen Haupt- 
schnitt, sondern in demselben, so könnte man eventuell ihren Winkel 
mit der Bewegung an Z messen, oder, wenn dieselbe dazu nicht aus- 
giebig genug wäre, den Krystall umlegen, den klinodiagonalen Haupt- 
schnitt horizontal nehmen und dann die eine Axe nach der anderen 
durch Drehung mit A in die Mitte des Gesichtsfeldes bringen. 
u 
