©. Krein: Universaldrehapparat. 105 
©s können also jedenfalls Axenwinkel und Auslöschungsschiefen, 
letztere bezogen auf das Klinopinakoid, gemessen werden. 
Im triklinen Systeme weiss man zunächst über die Lage der opti- 
schen Elemente gar nichts. Ebenso wenig als man aber im monoklinen 
Krystalle von einer beliebigen Fläche und ihren Auslöschungsriehtun- 
gen ausgehen wird. wird man dies im triklinen Systeme thun und vor 
allen Dingen der Fresser'schen Regel eingedenk sein,' 
die aussagt, 
wie die Lage der Auslöschungsrichtungen auf irgend einer Fläche 
sich einstellt. 
Deshalb kommt es hier darauf an, am Krystalle zu suchen, ob 
nieht auf einer Fläche desselben Erscheinungen auftreten, die an eine 
Lage annähernd normal zu einer Elastieitätsaxe erinnern oder aber 
eine der Axen austreten zeigen u. S. W. 
Man berücksichtige zunächst die grössten Flächen des Krystalls. 
bestimme auch die Schiefen der Auslöschungen und das Verhalten im 
eonvergenten Licht. Alsdann gehe man zu anderen, dazu möglichst 
normalen Flächen über und orientire sich in gleicher Weise. Dadurch 
werden Daten für eine Einstellung des Krystalls selbst gewonnen, die 
man sorgfältig bei derselben berücksichtigt. Alsdann operirt man noch 
mit den Justirbögen so lange, bis die gewünschte Lage erreicht ist. 
So konnte ich. beim Anorthit vom Vesuv, ausgehend von der Basis 
und dem seitlichen Pinakoid, den beobachteten Schiefen auf denselben 
und den nachgewiesenen Axenaustritten auf diesen Flächen, für die 
freilich die Beobachtungen M. Scnusrer’s schon vorlagen,’ an einem 
nicht verzwillingten Krystall den Axenwinkel 2V, und 2V, in passend 
verdlünnter Tnourer'scher Lösung mit den weiter oben angegebenen 
Werthen messen und die gleichen Beobachtungen auf Platten, senk- 
reeht zur positiven zweiten und negativen ersten Mittellinie mit an- 
nähernd denselben Resultaten wiederholen und auch auf jenen ersteren 
Platten die Auslöschungsschiefen zu den krystallographischen Elementen 
mit einem Werthe (58° zur Kante von Basis zur Schlifffläche) bestimmen, 
der von dem Scnvster’ schen von 60° nur wenig abweicht. 
Ist erst die Axenebene horizontal gestellt und laufen die Axen 
im Horizontalfaden des Instrumentes, so kann man mit grosser An- 
näherung ihre Lage zu den krystallographischen Elementen fixiren 
und aus den Centren der Curvensysteme um die erste und die zweite 
Mittellinie auch die Lage der beiden anderen Hauptschnitte in gleicher 
Weise bestiminen. 
ı X, Fressen. Second memoire sur la double refraetion. Oeuvres compl. T. U. 
1868. p.581; Pose. Annalen. 1831. Bd. XX11. S. 542. 
®2 Max Schuster. Über die optische Örientirung der Plagioklase. Mineralog. 
u. petr. Mitth. ges. v. G. Tscuernar. 1881. N. F. Bd. Ill. S. 214, 215. 
