106 Gesammtsitzung- vom 31. Januar. — Mitth. vom 29. November 1894. 
Freilich wird die Genauigkeit hierbei nicht denselben Grad er- 
reichen wie im monoklinen System und unter Umständen auch die 
ganze Operation schwierig und langwierig werden. Es ist aber durch 
die Methode ein weiteres Mittel gegeben mehr auszurichten. als man 
seither konnte. 
Da bei den vorbereitenden Suchoperationen es manchmal darauf 
ankommt noch rascher als mit dem eigentlichen Drehapparat arbeiten 
zu können und von ganz anderer Seite. nämlich von der der Juweliere, 
das Bedürfniss vorliegt, einen Apparat zu besitzen, mit dem man 
rasch arbei- 
Fig. 3. ten kann, 
so habe ich 
noch einen 
besonderen 
- Drehappa- 
RR N rat, Fig. 3, 
& J angegeben, 
wi ö beiwelchenı 
u PR die Haupt- 
\ s . o 
eu se,‘ drehung 
zumZwecke 
einer etwai- 
gen Mes- 
sung des 
Axenwin- 
kels durch 
die Scheibe 
K ertolet. 
während 
eine ziem- 
lich ausgie- 
bige,. etwa 
80° betragende Bewegung der ganzen Vorrichtung und dem Sinne nach 
normal zu der früheren, durch P bewirkt wird. Letztere kann mit R 
arretirt, bez. schwer gehend gemacht werden, um, wenn Ä wirkt. 
nicht in Mitleidenschaft zu gelangen. 
Ein an (€ angesetzter, im Flüssigkeitsgefäss O befindlicher Krystall 
kann vermittelst des (in der Abbildung nicht sichtbaren) Knopfes 7 
auf der Kugelschale S bewegt und so eine nicht ganz senkrecht 
stehende Krystallkante damit justirt werden. 
Zur Messung kann der Apparat nur dienen, wenn am horizontal 
gestellten Mikroskop die Vorrichtung, Fig. 3, so ansitzt, dass TC 
