IIartjiann: Scale di's KiüciuiorK'sc-lieii Soiinenspectniiiis. 



741) 



Einstellung- auf das Minimum der Ablenkung für irgend eine Linie n 

 ergeben; ein derartiges Spectrum werde ich als das «-Spectrum be- 

 zeichnen. Mittels eines auf die Minimalablenkung der Z>-Linie justir- 

 ten .Spectralapparates würde man nach dieser Bezeichnungsweise ein 

 D-Speetrum, bei Einstellung auf das Minimum der Ablenkung von F 

 oder H'y ein F- bez. i/7- Spectrum erhalten. Die deutliche Unterschei- 

 dung zwischen diesen beiden Arten von Dispersiousspectren ist nicht 

 nur hier nöthig, sondern sie wird auch in vielen anderen Fällen zur 

 Klarheit beitragen. In beiden Spectren kann man den Ort einer Linie 

 aus ihrem Brechungsexponenten streng berechnen, docli sind die For- 

 meln in beiden Fällen gänzlich verschieden. Ausserdem kann man 

 auch in beiden Spectren nach einer einfachen Dispersionsformel, die ich 

 in einer besonderen Abhandlung (Publ. des Astrophys. Obs. Bd. XII. 

 Nr. 42) aufgestellt halje, aus dem Orte einer Linie direct ihre Wellen- 

 länge bereclinen. 



Nach der deutlichen Erklärung, die Kirchiioff selbst über die 

 Ausführung seiner Beol)achtungen gibt, ist sein Spectrum nicht in 

 einem Stück durchgemessen, sondern bei den einzelnen Theilen waren 

 die Prismen verschieden justirt: wir haben demnach im KiuninoFF- 

 .schen Spectrum eine Anzahl aneinandergereihter n-Spectra vor uns. 



Interessant ist nun zunächst die Vergleichung von Kirchhoff's 

 Zeichnung mit dem idealen Spectrum seines Spectrometers. Aus den 

 Werthen der Prismenwinkel und Brechungsexponenten, welche in der 

 eingangs genannten Abhandlung des Hrn.VocFx mitgetheilt sind, ergeben 

 sich die in der folgenden Tabelle aufgeführten Minimalablenkungen, die 

 dann mittels der Beziehung 



1°= 295. 83Ä^ 

 in KiRCHHOFF'sche P^inheiten umgerechnet sind.' 



' Kill KiRCHHOFF'.sclier .Sealentheil ist identisch mit ' ,3 Umdrehung der nahezu 

 t.Tna,ential angreifenden Mes.s.schraube, dei'en Kopf in 180 Theile getheilt i.st. Die 

 dieser Drehung entsprechende Winkelliewegung des Beobachtungsrohres ist in Folge 

 der Angriffsweise der Schraube nicht constant. sondern etwa um i Procent ihres ganzen 

 Werthes veränderlich. Die oben angeführte Zahl ist der Mittelwerth. der sich bei Be- 

 nut/.ung der ganzen Schraubenlänge ergibt. 



