')(» 



Sitziinj;- <lri- pliy.sik.-iliscli - lllMlll^^l;lh^(■ll(■Il ('l;i.s 



Hii 17. Ni 



Die Diircrcü/. zwisclicii den nur einander lulf^cnclen Zalil(Mi der 

 letzton Columno ist die Au.sdeliming, welche die ])etreflen(len Theile des 

 idealen Spectrums für Kirciihoff's Apparat haben. Eine Verg-leichun.q; 

 dieser Strecken mit den entsprechenden Theilen der Kir( iiiioi F'sehen 

 Zeichnung gibt die folgende Tabelle. 



Das KiRCHiioFF'sche Spectruni entspricht also an keiner Stelle der- 

 jenigen Dispersion, die sich bei scharfer Einstellung der Prismen auf 

 das Minimum der Ablenkung für die gerade beobachteten Strahlen er- 

 gibt. Der Maassstab der Zeichnung ist in dem mittleren, von Kirchhoff 

 selbst beobachteten Theile des Spectrums von D bis F zu gross, in den 

 beiden äusseren , von Hofm.^nn gemessenen Theilen zu klein. Die Un- 

 gleichförmigkeit der KiR(iiiiOFF"schen Scale ist so beträchtlich . dass 

 z. B. die Strecke B-D des Spectrums um 45 Procent, also um fast 

 die Hälfte ihrer ganzen Länge, grösser gezeichnet werden müsste, wenn 

 man sie auf denselben Maassstab reduciren wollte, in welchem die 

 Strecke D-F dargestellt ist. 



Die directe Ausmessung des idealen Spectrums, d. h. die Beol)- 

 aclitung jeder Linie im Minimum ihrer Al)lenkung, wäre mit dem Kirch- 

 noFF"schen Spectralapparate so ausserordentlich mühsam gewesen, dass 

 es durchaus berechtigt war, wenn sich Kirchhoff mit einer gewissen 

 Annäherung an dieses Spectrum begnügte; um Missverständnissen vor- 

 zubeugen, machte er selbst dann noch auf die Ungleichmässigkeit 

 seiner Scale aufmerksam. Sowohl für die Ausführung der Messungen 

 als auch für deren Umrechnung in Wellenlängen wäre es allerdings 

 noch erheblich be(|uemer gewesen, wenn für das ganze S])ectrum die 

 Prismen in unveränderter Stellung gelassen worden wären. Es hat 

 sich gezeigt, dass sowohl die Länge der Messschraube als auch die 

 Öffnung der Prismen und des Beobachtungsfernrohrs ausreicht, um das 

 ganze KiRciinoFF'sche Spectrum von A bis G in einem Stück auszu- 

 messen, k'h habe in dieser Weise, während die Prismenkette genau 

 auf das Minimum der Ablenkung für F eingestellt war, die Hauptlinien 

 des ganzen Spectrums nachgemessen und gebe in der folgenden Tabelle 

 die Vergleichung dieser Beobachtungsreihe mit Kirchhoff's Scalen- 

 an gaben. 



