Rubens und G. Hettner: Das langwellige Wasserdampfspektrum 171 



Einfluß der kurzwelligen Strahlung wurde noch weiterhin dadurch herab- 

 gedriickt, daß der Klappschirm, welcher dazu diente, den Strahlen nach Be- 

 liehen den Eintritt in das Spektrometer zu verschließen oder zu gestatten, 

 aus einer planparallelen, gut polierten Steinsalzplatte von i cm Dicke 

 bestand. Diese Platte läßt die kurzwellige ultrarote Strahlung bis 13/u. 

 fast ungeschwächt hindurch, absorbiert aber die langwellige Strahlung 

 jenseits 20// nahezu vollkommen. Wir erzielten durch Anwendung 

 dieser beiden Hilfsmittel das Ergebnis, daß bei dem Aufziehen des Klapp- 

 schirms schon im unabgelenkten Zentralbilde des Beugungsgitters eine 



Strahlung beobachtet wurde, von welcher weniger als durch eine 



dicke Steinsalzplatte hindurchging. In den Beugungsbildern erster Ord- 

 nung erwies sich die beobachtete Strahlung als vollkommen frei von 

 kurzwelliger Beimischung. Auch eine Störung durch Übereinanderlage- 

 rung der Spektra war bei Messungen im Spektrum erster Ordnung unter 

 diesen Bedingungen ausgeschlossen, da das Spektrum zweiter Ordnung 

 ausfällt und dasjenige dritter Ordnung erst bei solchen Beugungswinkeln 

 beginnt, bei welchen im Spektrum erster Ordnung ohnedies keine zur 

 Messung ausreichende Intensität mehr vorhanden ist. 



Bei den Gittermessungen war die Breite der beiden Spektrometer- 

 spalte angenähert 1.0 mm 1 , die Länge des durchmessenen Spektralge- 

 biets zwischen 20 und 36/^ etwa 13 mm, so daß die spektrale Spaltbreite 

 im Wellenlängenmaß 1 . 2 \x betrug. Größere Reinheit des Spektrums war 

 wegen der geringen Strahlungsintensität nicht zu erzielen. 



In dem jenseits 2 2pi gelegenen Spektralgebiet ist die Absorption 

 des Wasserdampfs so stark, daß sie sich bei einem Strahlengang von eini- 

 gen Metern Länge auch ohne Anwendung eines Absorptionsgefäßes allein 

 durch die in der Zimmerluft vorhandene Dampfmenge bemerkbar macht. 

 Wir haben uns deshalb hier im wesentlichen auf die Aufnahme von Ener- 

 giekurven beschränkt und aus den beobachteten Einsenkungen der Kurve 

 auf das Vorhandensein und die Lage von Absorptionsstreifen geschlossen. 

 Die Länge des Strahlenganges betrug bei diesen Gittermessungen 2.95 m, 

 der absolute Feuchtigkeitsgehalt der Luft schwankte bei den Aufnahmen 

 der Energiekurve zwischen e = 6.8 und e= 7.3 mm, so daß eine Wasser- 

 dampfschicht von Atmosphärendruck und etwa 2.8 cm Dicke für die 

 Absorption in Frage kam. Die Messungen mußten bei offener Glocke 

 des Mikroradiometers ausgeführt werden, weil die Strahlung durch 

 die Verschlußplatte des Fensters zu stark geschwächt wurde. Die 



1 Es erwies sich als etwas günstiger, den Kollimatorspalt 1.2 mm, dagegen den 

 Okularspalt nur 0.8 mm weit zu wählen; dadurch wurden die Ausschläge etwas größer, 

 ohne daß die Unreinheit des Spektrums merklich zunahm. 



