6 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 12. Januar. 



Die entsprechende Curve ist in der citirten Arbeit von Paschen 

 als isochromatische Linie bezeichnet. Sie ist eine gerade Linie, wenn 

 man ijT als Abscisse und als Ordinate log J darstellt. Zur Ermitte- 

 lung der Constanten c^ ist es nur nöthig, 7, zu bestimmen, d. h. die 

 Neigung der geraden Linie. Da diese Bestimmung auf diejenige des 

 Verhältnisses zweier Intensitäten bei der gleichen Wellenlänge hinaus- 

 läuft, setzt sie nicht einen solchen Strahlungs- Messapparat voraus, 

 welcher die ganze auf ihn treffende Strahlung registrirt. Es genügt, 

 wenn der Apparat stets denselben Bruchtheil der Intensität der Wellen- 

 länge A angibt. Hierzu würde z. B. irgend ein Spectral- Photometer 

 geeignet sein. Man beleuchtet den einen Spalt desselben mit einer 

 constanten Lichtquelle und den anderen mit dem Lichte des schwarzen 

 Körpers und beobachtet für irgend ein möglichst engbegrenztes Spectral- 

 gebiet, dessen mittlere Wellenlänge zu messen ist, bei zwei verschiede- 

 nen Temperaturen das Verhältniss der Intensität des schwarzen Körpers 

 zu derjenigen des constanten Vergleichslichtes. Hieraus ergibt sich 

 das Verhältniss der den zwei Temperaturen T^ und T, entsprechenden 

 Intensitäten J, und J^ des schwarzen Körpers. Nach der Beziehung 



logJ,lJ. = yJ-^—^] ir, 



welche aus Formel II folgt, ermittelt man 7, und nach II'' den Werth 

 von c,. 



Der Vorzug dieser photometrischen Methode A'or der bolonietri- 

 schen beruht darauf, dass das menschliche Auge für die Strahlung 

 sichtbarer Wellenlängen viel empfindlicher ist, als das Bolometer, so 

 dass es möglich ist, bei verhältnissmässig engem Spalte, und daher 

 in einem ziemlich reinen Spectrum die Beobachtungen vorzunehmen. 

 Die Ileinheit des Spectrum ist nach den Versuchen Paschen's für die 

 Messung isochromatischer Linien wichtig. Ein Nachtheil der Methode 

 ist der, dass man verhältnissmässig hohe, und darum schwer genau zu 

 messende Temperaturen anwenden muss, um Licht genügender Stärke 

 im sichtbaren Spectrum zu erhalten. Obwohl uns nur ein für diese 

 Zwecke ziemlich lichtschwaches Photometer zur Verfügung stand , mit 

 dem wir nicht zu sehr niedrigen Temperaturen hinabgehen konnten, 

 und obwohl wir andererseits nicht in der Lage waren, sehr hohe Tem- 

 peraturen genau genug zu messen, haben wir doch versucht, für ein 

 mittleres Gebiet der Temperaturen die Brauchbarkeit dieser Methode 

 zu erproben. 



Zu den Versuchen diente ein König' sches Spectralphotometer', 

 dessen Spalte und Ocularblende möglichst schmal gemacht wurden. 



' A. König, Wied. Ann. 53. S. 785. 1894. 



