360 Gesammtsitzung vom 13. April. 



Endlich kommt Hr. F. Wallerant' nochmals auf seine früheren 

 Mittheilungen zurück und zeigt, wie eine Feldspatherkenntniss mit 

 seinem Instrvunent durch Bestimmung des mittleren Brechungsexpo- 

 nenten rasch und sicher möglich werde. 



Abgesehen davon, dass ein solcher Hinweis auch schon von mir 

 1898, a.a.O. S. 330 gegeben und daneben auf den höchsten Brechungs- 

 exponenten der betreffenden Mineralien besonders verwiesen worden 

 ist, gebe ich im Nachfolgenden zuerst noch einige praktische An- 

 weisungen und gehe dann zu einzelnen Bestimmungen über. 



ä. Das Arbeiten mit dem Totalreflectometer bei Unter- 

 suchung von Krystallplatten und Dünnschliffen. 



Nach meiner Erfahrung ist das Arbeiten bei streifender Incidenz 

 so sehr dem mit der eigentlichen Totalreflexion überlegen, dass ich 

 fast ausschliesslich die erstere 3Iethode anwandte. 



Das Praeparat muss im ersteren Falle durch eine kräftige Linse" 

 streifend beleuchtet wei-den'^; dieselbe ist in der Höhe verstellbar, 

 ausserdem noch um eine horizontale Axe drehbar und in einer parallel 

 dem Beobachter verlaufenden Ebene neigbar. 



Diese Linse wird vor die Halbkugel gestellt und so gerichtet, 

 dass beim Bestimmen der Grenze der Halbkugel gegen Luft, diese 

 Grenze scharf und voll im Fernrohr erscheint. 



Das Auflegen des Plättchens, was eine vollkommen plane Fläche 

 haben muss, erfolgt so, dass es, sorgföltigst gereinigt, auf einen Finger 

 gelegt und dann mit der Verbindungsflüssigkeit befeuchtet wird. Man 

 bringe den Finger an die Halbkugel und kehre rasch um, so dass 

 das Plättchen auf deren vorher gereinigte Oberfläche zu liegen kommt 

 und möglichst wenig Flüssigkeit randlich heraustritt. Das Plättchen 

 ist dann zur Untersuchung fertig und braucht keine randlich ebenen, 

 vertical stehenden Flächen oder einen Cylindermantel zu haben. Ist 

 natürlich ein solcher Cylindermantel vorhanden, so fördert dies die 

 Untersuchung. 



Liegt ein Dünnschliff vor, so ist die Oberfläche zu poliren und 

 derselbe wie das Plättchen aufzulegen. In vielen Fällen kann man 

 ihn auf dem Objectträger lassen , dann ist durch das Glas zu beobach- 



' Fred.Wallerant, Methode de determination rapide des Feldspaths des roches. 

 Bull.Soc.franQ.de Miner. 1898. T. XXI. p. 267. 



- Vergl. C. PuLFRiCH, Das Totalrellectonieter 1890, hier und für alle späteren 

 praktischen Winke. 



* Ist die Beleuchtung zu intensiv, so kann man leicht abhelfen , eventuell etwas 

 Liehtsclnvächendes in den Gang der .Strahlen brinsen. 



