408 Gesamintsitzung vom 27. April. 



wurde, da die Correction der durch die Breite des Spaltes herbeige- 

 führten Unreinheit des Spectrums für diesen Fall einfach berechen- 

 bar ist\ 



Die Schwärzung der bestrahlten Fläche des Bolometers geschah 

 entweder mit Lanipenruss oder nach der LuMMER-KuRLBAUM'schen" Vor- 

 sclirift mit Platinmoor. Die Schicht des Platinmoores oder Russes er- 

 hielt aber eine zwei bis dreimal grössere Dicke als der Vorschrift 

 entspricht, oder bei meinen früheren Bolometern angewandt wurde. 

 Die ausserordentlich geringe Dicke des Bolometerstreifens gewährt den 

 Vortheil, dass der Galvanometerausschlag trotz des dicken Belages 

 mit Russ oder Platinschwarz selbst bei einer ganzen Schwingungsdauer 

 von 6 Secunden sich bei einer Bestrahlung nocli genau ebenso ver- 

 hält wie beim Aufheben eines Nebenschlusses vor dem Bolometer- 

 zweige, wenn man durch Metallblenden die Zuleitungen zu den em- 

 pfindlichen Theilen und von diesen selbst oben und unten noch ein 

 etwa o°™5 langes Stück beschirmt. 



Zur weiteren Schwärzung wurde der bestrahlte Bolometerstreif 

 nach dem von mir a.a.O. S. 722 angegebenen Principe mit seiner 

 Mitte genau in den Mittelpunkt einer spiegelnden Hohlkugel gesetzt, 

 welche eine schmale Öffnung zum Einlass der Strahlung besass. Von 

 der Hohlkugel war nur diejenige Hälfte vorhanden, auf welche vom 

 Streif reflectirte Strahlung fallen konnte, während der Streif so an- 

 geordnet war, dass er möglichst nach allen Theilen der Halbkugel hin 

 reflectiren konnte. Der Bolometer- Rahmen Hess sich mikrometrisch 

 verschieben, bis der Streif möglichst genau sein Bild bedeckte. An 

 spiegelnden Hohlkugeln benutzte ich eine von 45™" Durclmiesser, deren 

 Politur nicht gut und deren Fläche ungenau war. Eine zweite von Zeiss 

 in Jena exact sphaerisch^ geschliffene Halbkugel besass eine liervor- 

 ragende Politur und hatte einen Durchmesser von 50""". Beide be- 

 standen aus Neusilber. Bei den für die vorliegende Untersuchung 

 benutzten etwa 5 bis 7""'" langen und verhältnissmässig breiten Bolo- 

 meterstreifen genügt es , das Spectrum scharf in der Ebene des Streifens 

 abzubilden. Will man aber mit einer grösseren Dispersion arbeiten, 

 so ist es besser, das Spectrum in der Ebene des Spaltes des Hohl- 

 raumes scharf abzubilden und diesen Spalt gleich dem Bilde einer 

 Linie zu machen. Setzt man alsdann in die Mittelpunktsebene der 

 Halbkugel ein so breites Bolometer, dass die einfallende Strahhmg 



' C. Runge, Schlömilchs Zeitschr. für Math, und Phys. 42, S. 205. 1897 und 

 a. a. O. S. 712. 



- F. KuRLEAUJi. Veih. d. Physik. Ges. zu Berlin vom 14. Juni 1895, S.u. 



^ Mit einem etwa i5omal vergrössernden Mikroskop betrachtet erschien das 

 Bild eines feinen Fadens im Mittelpunkte noch ebenso scharf wie der Faden selbst. 



