Paschen: Das Energie - .Spectriim des schwarzen Körpers. 409 



den Bolometerstreifen in der Länge und Breite nicht völlig bedeckt 

 und dass die vom Streiten zerstreut zurückgeworfene Strahlung trotz 

 der Abbildungsfehler für Punkte ausserhalb des Kugelcentrums immer 

 noch auf empfindliche Theile zurückkommt, so ist diese Anordnung 

 bezüglich der Schwärzung des Streifens und der Abbildung des Spec- 

 trums sehr vollkommen und bietet schliesslich noch den Vortlieil, dass 

 man selbst bei grosser Dispersion ein empfindliches Flächenbolometer 

 benutzen kann . welches natürlich auf der ganzen Breite undurchsichtig 

 sein muss. Die oculare Betrachtung des auf der äusseren Halbkugel- 

 wand entworfenen Spectrums geschieht mittels eines geeignet ange- 

 ordneten Spiegels. Da der in sich selber abgebildete Bolometcrstreif 

 diH'ch den Strom erhitzt wird und einen grossen Theil seiner Aus- 

 strahlung zurückempiangt, wird die Gleichheit der Bolometerwiderstände 

 gestört. Damit auch der zweite Streif wenigstens einen Theil seiner 

 Strahlung zurückerhält, habe ich an seinem Bildorte einen ebenen 

 Silberspiegel parallel der Mittelpunktsebene befestigt. Es trat aber 

 selbst bei den stärksten zulässigen Strömen (0.05 Amp.) nicht eine 

 solche Ungleichheit der Widerstände ein , dass das Bolometer dadurch 

 unl)rauchbar wurde, so dass der Spiegel nicht nothwendig war. 



Als Galvanometer diente ein neu construh-tes Instrument, welches 

 empfindlicher ist als das früher' von mir benutzte und dessen Magnet- 

 system soweit astasirt ist, dass seine Directionskraft hauptsächlich von 

 dem Quarzfaden herrührt. Nur dadurch wurde es möglich, mit einem so 

 empfindlichen Galvanometer an meinem durch die Erdströme einer nahen 

 elektrischen Strassenbahn stark gestörten Beobachtungsorte zu arbeiten. 



Die strahlenden Hohlräume hatten cylindrische oder birnenförmige 

 Gestalt von solchen Dimensionen, dass die Entfernung der etwa i cm'' 

 grossen Öffnung von der Hinterwand 10 bis 13''"' betrug. Durch die 

 geeignet abgeblendete Öffnung strahlte nur ein Stück der Hinterwand. 

 Ein weiteres Gefäss umgab den Hohlraum und diente entweder als 

 Kessel einer Flüssigkeit zum Sieden oder als Dampfraum für den ein- 

 geleiteten Dampf einer in einem besonderen Gefässe siedenden Flüssig- 

 keit. Der Hohlraum selbst befand sich stets nur im Dampfe. Die Ein- 

 richtung war für verschiedene Temperaturen kurz folgende: 



1. 100° C. Der Dampf von siedendem Wasser wurde aus einer 

 Kochflasche durch den Mantel des Hohlraumes geleitet. Untersucht 

 sind Hohlräume aus Kupferoxyd, Russ und Platinschwarz. 



2. I90°C. Käufliches, unreines Anilin siedete mit einem Rück- 

 flusskühler in dem metallenen Kessel, welcher den Hohlraum umgab. 

 Die Temperatur des Hohlraumes wurde durch eingesenkte Thermometer" 



^ Zeitschr. f. Instrumentenk. Januar 1893. Wied. Ann. 50, S. 417. 1893. 

 '^ Diese waren von der Pliysiiialisch- Technischen Reichsanstalt beglaubigt. 



