410 Gesainintsitzung vom 27. April. 



jedes Mal bestimmt. Untersucht sind Hohlräume aus Kujiteroxyd, Russ 

 und Platinmoor. 



3. 304° C. Dieselbe Anordnung wie beim Anilin mit käuflichem, 

 unreinen Diphenylamin. Hohlräume aus Kupferoxyd oder Russ. 



4. 450° C. In dem Zwischenräume eines doppelwandigen Glas- 

 gefässes mit Condensationsröhre siedete Schwefel. Das imiere Gefäss 

 war der Hohlraum. Die matt geätzte Oberfläche desselben war mit 

 einer dicken Schicht Kupferoxyd belegt. Auf diese wurde bei man- 

 chen Versuchen noch eine Russschicht gebracht, welche indess sehr 

 bald wieder verschwand. 



Das Glasgefäss befand sich in einem eng umschliessenden Metall- 

 mantel. Nur unter dem flüssigen Schwefel spielte die Flamme frei. 

 Bei dieser Versuchsanordnung ergab ein von der Physikalisch -Tech- 

 nischen Reichsanstalt beglaubigtes bis 550° C. reichendes Quecksilber- 

 thermometer, bez. ein an dieses angeschlossenes Thermo -Element die 

 Temperatur im Inneren des Hohlraumes zu 449 bis 45i°C. . je nach 

 dem Lviftdrucke und der Anordnung der heizenden Flamme. 



Bei einigen Anordnungen wurden mit einem Thermo -Elemente im 

 Inneren des Hohlraumes Temperaturdifferenzen bis zu i°C. beim Anilin 

 und bis zu 3° C. beim Schwefel ermittelt. Man nahm dann die Tem- 

 peratur an der der Öffnung gegenüberliegenden Stelle der Hinterwand. 

 Alle Hohlräume konnten leicht durch einzuführende Blenden mit einer 

 kleineren Öffnung versehen werden. Der Platinmoorbelag einiger 

 aus Zink gefertigter Hohlräume entstand durch Reduction einer Lö- 

 sung von I Procent Platinchlorid und o. i Procent Bleiacetat an der 

 Zinkwand. Die Schwärzung wird dabei fast noch schöner als bei dem 

 elektrolytischen Verfahren von Lummek und Küelbaum zur Schwärzung 

 von Bolometern, wenn man basische Zinksalze mit verdünnter Essig- 

 säure entfernt. Die Hohlräume wurden so vor dem Spectralapparate 

 angeordnet, dass die aus ihrer Öffnung dringende Strahlung eine 

 vor dem Prisma unbewegliche Blende ganz erfüllte. 



Man beobachtete nur Energiecurven und verglich die Empfind- 

 lichkeit des Bolometers bei verschiedenen Messungsreihen durch die 

 bekannte Nebenschlussmethode von Angström \ oder durch verglei- 

 chende Beobachtungen an einer constanten Strahlungsquelle, oder durch 

 Messung des Bolometerstromes. Ich ging im Spectrum bis 5 fx schritt- 

 weise um den Winkel der Breite des Bolometerstreifens vor (etwa 5 Mi- 

 nuten), da alsdann die Correction wegen der Unreinheit des Spectrums 

 sehr einfach und genau berechnet Averden kann, wie Hr. G. Runge 

 gezeigt hat (Anmerkung i S. 408). 



' K. AxGSTKÜJi, Oefvei'siglit af K. Vet. Akad. Förhandl. p. 379, iJ 



