Paschen: Das Kiiergie-Spectrum des scinvarzcn Kürppis. 411 



Bei 5fx beginnt die erste der starken Wasserdampfabsorptionen.' 

 Bei 6.26 (U ist eine schmale Stelle zwischen den beiden Wasserbanden, 

 welche in meinem Spectrum keine Absorption enthält, an welcher 

 aber wegen des Energie -Abfalles zu beiden Seiten die Correction 

 der Unreinheit des Speetrums erhebliche Beträge erreicht. Jenseits 

 der zweiten starken Wasserabsorption beginnt bei etwa j.jixein Gebiet, 

 welches bis etwa 9.3 />t keine beträchtliche Absorption der Zimmerluft, 

 dafür aber eine solche der Prismensubstanz zeigt. In ihm wurden 

 die vier W^ellenlängen 7.7381U, 8.246^, 8.806 und 9.324 mit Berück- 

 sichtigung der Absorption des Prismas untersucht. 



Zur Berechnung des normalen Energie -Spectrums, in welchem 

 die in einem constanten , engen Wellenlängenbereich enthaltene Energie 

 als Function der Wellenlänge betrachtet wird, diente eine neu von 

 mir vorgenommene Bestimmung der Dispersion des Flussspathes, bei 

 welcher das Prismen- und Gitter-Spectrum eine erheblich grössere 

 Dispersion und Schärfe hatten als bei meinen früheren Bestimmungen, 

 und deren Resultate daher etwa zwei- bis dreimal geringere Fehler er- 

 hielten. Meine erste Messung" erwies sich als die richtigere, und es er- 

 höhte sich die Sicherheit der Constantenbestimmung der KExxELER'schen 

 Dispersionsformel, so dass die Diöerentialquotienten dieser Formel, welche 

 zur Reduction gebraucht werden , überall im Spectrum kleinere Fehler 

 haben , als die sonstigen Fehler der Beobachtungen (wenigstens der 

 vorliegenden Arbeit) betragen. 



Ausser den früher von mir eingehend behandelten Correctionen 

 wegen der Spaltbreite, der Reflexion der Prismenflächen und der 

 Sj^iegel, wegen des als Null])unkt dienenden Spectrums des Schiebers' 

 vor dem Spalte, wurde für das Gebiet von 7.7^-1 bis 10 jx die Absorption 

 des Prismas eliminirt (vergl. den Schluss S. 417 und 418). 



Die Messungen. 



Von den Messungen mit einem gewöhnlichen, berussten Bolo- 

 meter sei nur das Resultat einer Messungsreihe angeführt, bei welcher 

 die Anordnung der strahlenden Hohlräume die gleiche war wie bei 



' F. Paschen, Wied. Ann. 53, S.335. 1894. Graphische Darstelhuigen der Enerü,ie- 

 curven mit diesen Absorpitionsgebieten finden sich: Wieu. Ann. 52. Tafel, Fig. i ; 5i.Tal'eI. 

 Fig. 2, Curve i; Göttinger Nachrichten 1895, Heft 3. 



2 Wied. Ann. 53, S.301 und S.812. 1894. 



' War dieser heruntergelassen , so befand sich vor dem Spalte ein fast völlig 

 geschlossener Hohlraum, in welchen ein Thermometer tauchte. Die Intensität seines 

 Spectrums wurde für die abgelesene Temperatur und alle Wellenlängen nach dem Ergeb- 

 niss dieser Arbeit berechnet und zur beobachteten Intensität hinzuaddirt. In ähn- 

 licher Weise verfährt man Ja auch bei der Prüfung des Gesanuntstralilungsgesetzes. 



