6/4 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe v 18. Juni. 



mit anderen Flüssigkeiten nicht zu mischen scheint. Wir haben uns 

 damit geholfen, dass wir einen Kupfercylinder, in dein sich das 

 Thermometer befand, mit einer Schicht ans Paraffin oder Aether um- 

 gaben und das Ganze durch flüssige Luft möglichst tief abkühlten. 

 Indem alsdann die Wärmezufuhr von aussen möglichst beschränkt 

 wurde, stieg die Temperatur so langsam an, dass sich Messungen 

 anstellen liessen. Namentlich war die Temperatur sehr constant, bei 

 welcher der abgekühlte Aether zu schmelzen begann. Zugleich konnte 

 man dann durch Rühren des Aethers die Temperatur in der ganzen 

 Länge des Kupfercylinders gleichmässig machen. 



Diese Zwischentemperaturen sind nur benutzt worden, wo es 

 sich um die Vergleichung des Platinwiderstandes mit dem Gasthermo- 

 meter handelte. Hier war eine nicht so vollkommene Gleichmässig- 

 keit verlangt, weil wir dieselbe Anordnung gewählt hatten, die 

 sich früher bei unseren Messungen hoher Temperaturen 1 gut bewährt 

 hatte. Der zu vergleichende Widerstand aus Platindraht, o mm 05 

 dick, der auf ein Glimmerkreuz gewickelt war, befand sich nämlich 

 im Innern des Gefässes vom Gasthermometer. Die 0T5 dicken 

 Platinzuleitungen ragten, durch die Glaswandung geschmolzen, in 

 eine röhrenförmige Ausstülpung des kugelförmigen Gefässes. Bei 

 vorsichtiger Abkühlung vertragen diese Einschmelzstellen die tiefsten 

 Temperaturen, ohne undicht zu werden. 



Das Gefäss des Gasthermometers fasste 2o6' l ' m o, der schädliche 

 Raum o'''.' m 92. Das zugehörige Manometer war nach der JoLLY'schen 

 Construction von Böhm & Wiedemann in München angefertigt. Der 

 cubische Ausdehnungscoefficient des Glasgefässes, der ebenso wie der 

 schädüche Raum für die tiefen Temperaturen nur eine geringe Cor- 

 reetion bedingt, wurde zu 0.000024 angenommen. 



Der Wasserstoff' zur Füllung des Gefässes wurde auf elektroly- 

 tischem Wege hergestellt und mit Chorcalcium und Phosphorsäure- 

 anhydrid sorgfältig getrocknet. Vor der Wasserstoffentwickelung wurden 

 Gefäss und Trockenapparat mit der Quecksilberluftpumpe leer gepumpt. 



Der eingeschmolzene Platinwiderstand wurde mit dem Wasser- 

 stoffthermometer in verschiedenen Beobachtungsreihen verglichen, und 

 zwar bei zwei verschiedenen Füllungen des Gasthermometers, deren 

 Druck bei o° 76 1''"'^ und 78 i mm 6 Quecksilber (o°) betrug. Der ein- 

 geschmolzene Widerstand W g war bei (o°) gleich 48.37 Ohm. Die 

 Beobachtungen weichen nur einige Zehntel Grad von einander ab; 

 sie lassen sich bis auf etwa i° Genauigkeit durch die Formel 

 t = -258.3 + 5.0567 w,j +0.005855 w,' 



1 L. lim. KUHN und W. Wien, Wied. Ann. 47, 107, 1892. 



