lii'J G. WesIphaJ , Eine neue pateiitirte Wage mit verändertem System. 



selbstthätig bewirkt und deren Construction die Sicherheit und 

 Genauigkeit der Wägungsresultate verbürgt. Sie hat dem entspre- 

 chend die Empfindlichkeit feiner Analysenwagen , gestattet Bruch- 

 milligramme abzulesen, soweit das überall in freier Luft möglich 

 ist und kann practisch Verwendung finden für Gewichtsprüfungen 

 bei Apothekenrevisionen, für Nahrungsmittel -Untersuchungen, Löth- 

 rohrprobeu und physikalische Wägungen aller Art. Die höchste 

 Belastung von 250 g. ist bei einer Balkenlänge von circa 18 cm. 

 eine verhältnissmässig grosse zu nennen , die Emiifindlichkeit kann 

 nach Verlangen in Bücksicht darauf, ob die Wage mit oder ohne 

 Glasbedeckung gebraucht werden soll, von 1 mg. bis Vio ^S- ^o^" 

 mirt, und diese Grösse direct an einer Scala abgelesen werden, 

 weil bei allen seit Jahren von mir zur Ausführung gebrachten 

 Wagen die verschiedenen Belastungen keinen Einfluss auf die 

 Empfindlichkeit ausüben. 



Es ist dies eine jeder richtig construirten und ausgeführten 

 Wage innewohnende Eigenschaft, die daher nicht, wie es in einem 

 Artikel der No. 24 der pharmaceutischen Zeitung von 1879 gesche- 

 hen ist, als eine neue Erfindung bezeichnet werden kann. 



Die mit dem Namen „Probirwage" bezeichnete Form des 

 neuen Systems besteht aus dem Stativ, dem Scalaträger, dem Bal- 

 ken und den mit den Schalen verbundenen Gehängen und ist in 

 beigefügter Tafel in natürlicher Grösse dargestellt. 

 Fig. I zeigt die volle Vorderansicht. 



Fig. II ist ein senkrechter Schnitt des Ganzen durch die Mit- 

 telachse von der rechten Seite aus gesehen mit Weglassung 

 des Endgehänges und der Schale. 

 Fig. III ist eine Seitenansicht des Gehänges auf einer Endachse. 

 Fig. IV ein Querschnitt des Balkens nach der Linie a ß. 



Den Fuss des Wagenstatives bildet ein massiver Messingkör- 

 per A, unter welchem 3 Arme befestigt sind, von denen der nach 

 vorn gerichtete a mit 2 Schrauben festgeschraubt, die andern bei- 

 den, h und c um eine Schraube drehbar sind, a hat eine Stell- 

 schraube d mit Spitze , h und c haben feste Spitzen als Füsse. 

 Bind die beiden Arme gegen die angebrachten Anschlagstifte ge- 

 dreht, so bilden die 3 Spitzen ein gleichseitiges Dreieck, auf dem 

 das Ganze ruht, klappt man sie aber herum, so legen sie sich rechts 

 und links an die Seitenflächen des Armt>s a an , um den Fuss im 

 kleinsten Baume verpacken zu können. 



