184 G. Wcstplial, Eiue neue patcntirtc "Wnge mit voran tlcrtcm System. 



und trägt unten die Elfenbeinscala u, sowie den Haarpinsel v, wel- 

 cher den Puss A eben leicht berührt. Hierdurch wird bewirkt, 

 dass nach Aufstellung der Wage die Scala nach wenigen Schwin- 

 gungen in der richtigen Lage, Nullpunkt genau senkrecht unter 

 der Achsenschneide des Balkens, verharrt und durch Erschütterung 

 oder Luftzug nicht wieder in Bewegung kommt. Oben hat der 

 Scalaträger ein Gewicht w, das zur Balancirung seines untern 

 Theiles nach der Längsrichtung der Achse dient. 



Den bisher gebräuchlichen hängenden Wagen, welche in fei- 

 nerer Ausführung für sehr geringe Belastung in der Form der 

 Plattner'schen Probirwagen angewandt sind, fehlte vor Allem die 

 Sicherheit der Leistung, weil die Endachsen nur aus Hohlschneiden 

 gebildet waren und bei der Auflage von einem Punkt der Achse 

 überhaupt keine irgend nennenswertbe Belastung gestatteten. Man 

 wählte die hängende Wage, damit man mit Leichtigkeit die Auf- 

 stellung bewerkstelligen konnte , aber die Wägungsresultate waren 

 keineswegs zuverlässig und die Beobachtung durch das fortwäh- 

 rende Schwanken des Ganzen sehr beeinträchtigt, um so mehr, als 

 die Scala eine andere Bewegungsgeschwindigkeit als das Mittel- 

 lager' hatte. Bei der neuen Probirwage sind die Vortheile der 

 hängenden Wagen mit denen der Säulenwagen vereinigt. 



Scala und Balken haben denselben Drehpunkt und dieser ist 

 vollständig fest. Der Scalaträger hängt sich wie ein Loth (Pendel) 

 in die Senkrechte unter den Aufhängepunkt und wird in dieser 

 richtigen Lage durch den Pinsel arretirt, so dass jede kleinste 

 Abweichung der Zunge als Gewichtsdifferenz constatirt werden 

 kann. 



Die in der Zeichnung dargestellte Form des Stativs gestattet 

 nun aber auch die Verwendung desselben für meine bekannten 

 specifiscl'.en Gewiclitswagen. Zu diesem Zweck steckt man in die 

 hohle Säule anstatt der Stange des festen Lagers für Balken und 

 Scalaträger den mit gleicher Stange versehenen Bügel der speci- 

 fischen Wage, dreht den Fuss um ^4 herum, damit die Stell- 

 schraube in der Balkenrichtuug steht und hat nach Einlage des 

 Balkens und Anhängen des Therniometerkörpers sofort die zweite 

 Wage. 



Die Verbindung dieser beiden Wagen ist sehr zweckmässig 

 für den Gebrauch bei Apothekenrevisionen, wobei beide Arten von 

 Wägimgen, die des specifischen Gewichtes der officinellen Flüssig- 



