T. Schorer, Druckrogulator für Leuclitgas. 205 



Man wägt einen aliquoten Theil (1 bis 2 g.) des zu prüfenden 

 Chininsulfats in einem genau tarirten Gefässe (am Besten einem 

 kleinen Becherglase aus ganz dünnem Glase) ab, wobei darauf zu 

 achten ist, dass man eine gehörige Durchschnittsprobe aus allen 

 Theilen der Waare nimmt, und stellt das Geftiss einige Stunden, 

 lose mit Fliesspapier bedeckt, an einen 80 — 100" warmen Ort (auf 

 ein Dampfbad) bis das Präparat ein vollkommen verwittertes Aus- 

 sehen erhalten hat. Die Trocknung wird nun bei erhöhter Tem- 

 peratur im Ti'ockenschränkchen mit Regulator weiter geführt, indem 

 man Letzteren zunächst auf 105^ C. einstellt. !N^ach ^j^ Stunde 

 steigt man auf 110^, schliesslich w^ähi'end 15 bis 20 Minuten auf 

 115" C. Das Gefäss wird noch heiss unter eine Exsiccatorglocke 

 (über Schwefelsäure) gebracht und nach dem Erkalten gewogen, 

 indem man auch hierbei die Vorsicht gebraucht, dass sich im Waage- 

 kasten Trockenmittel (CaCl oder dgl.) befindet und die Gewichte 

 annähernd zurecht gelegt sind, um mit der ßeiterverschiebung die 

 Schlusswägung bei geschlossener Waage vornehmen zu können. 

 Nach dem Notiren des Gewichtes wiederholt man das Trocknen 

 bei 115" (je 10 Minuten lang) und die Wägung so oft (mindestens- 

 2 Mal) bis die Resultate genau übereinstimmen. 



Ein gut getrocknetes Handelschininsulfat darf durch diese Ope- 

 rationen höchstens 14,5 bis 14,6 an Gewicht verlieren. Je ge rin- 

 ge r sich der gefundene Gewichts verlu st erweist, einen 

 desto grösseren Wirkungs- und Handels werth hat 

 das Präparat, und ist es darum gewiss wichtiger, 

 hierauf zu achten, als nach Spuren von Cinchonidin 

 zu suchen, die unterhalb der Grenze der Ammoniak- 

 probe etwa noch gefunden werden könnten. 

 Frankfurt a/M., October 1879. 



Druckregulator für Leuchtgas. 



Von T. Schorer in Lübeck; luitgetheilt durch Dr. C. Gänge in Jena. 



Der Apparat ist eine Verbesserung des an Gasanstalten ver- 

 wendeten Regulators nach Clegg, welcher das Leuchtgas durch 

 eine nach Art der grossen Gasreservoirs auf Wasser schwimmende 

 Glocke mit ähnlichem Zu - und Abflüsse des Gases durch vertical 

 aufsteigende Röhren passiren lässt. Diese Regulatoren sind in 



