206 T. Schorer, Druckregulator für Leuchtgas. 



die Gasleitung" vor der constanten Ausströmungsöffnung im Bren- 

 ner eingeschaltete Erweiterungen von veränderlichem Rauminhalte. 

 Es handelt sich darum, aus dem Brenner stets gleiche Volumina aus- 

 strömen zu lassen, was nur unter gleich bleibendem Drucke mög- 

 lich ist. Der schwimmenden Glocke darf nicht mehr Gas zugeführt 

 werden, als beim Verbrauche abfiiesst. Es wird dies erreicht, 

 indem bei vermehrtem Drucke in der Leitung die Zuströmungs- 

 öffnung zum Reservoir sich verkleinert , bei vermindertem Drucke 

 sich erweitert. Dieses bewirkt ein von der Mitte der Glocke in 

 einen kreisrunden Ausschnitt des Zuströmungsrohres mit der Basis' 

 nach unten herabhängender Conus, eine ringförmige Oeflnung frei 

 lassend, welche beim Steigen der Glocke und des Conus sich 

 verengt, beim Sinken erweitert. Die Differenz dieser Oeffnung 

 muss grösser sein als die des vorkommenden Gasdruckes in der 

 Leitung, damit die Glocke mit möglichst geringer Bewegung ver- 

 mittelst Steigens bei zunehmendem und Sinkens bei abnehmendem 

 Drucke die Ausgleichung bewirken kann. Bei fest gegebenen Ver- 

 hältnissen ist dies nur für eine bestimmte Brenneröffnung, eine 

 • Flam'mengrösse , möglich. Bei einer grössern Brenneröffnung wird 

 eine Abnahme, bei einer kleinem eine Ueberschreitung des norma- 

 len Druckes selbst bei grösseren Bew'egungen der Glocke nicht 

 vermieden werden können. Grosse Bewegungen sind aber unzu- 

 lässig. Denn das Gewicht des verdrängten Wassers ist gleich dem 

 Gesammtgewichte der Glocke und des in ihr enthaltenen Gases. 

 Mit Zunahme des letztern nimmt nicht allein dieses Gewicht, son- 

 dern namentlich der Antheil des Gases an der Verdrängung des 

 Wassers zu. Mit dem Steigen der Glocke vergrössert sich daher 

 die Differenz des Wasserstandes innerhalb und ausserhalb dersel- 

 ben, also auch der reciproke Gasdruck. Diese Differenz wird um 

 so grösser, je kleiner der Apparat ist, weil die Wanddicke und 

 das Gewicht der Glocke nicht im Verhältnisse der Grösse dersel- 

 ben abnehmen, eine kleinere Glocke sich mit grösseren Volumen 

 an der Wasserverdrängung und gegenüber der eingeschlossenen 

 Gasmenge mit grösserm Gewichtsantheile an dem Drucke bethei- 

 ligt, Aenderungen in der Stellung also auch grössere Druckdiffe- 

 renzen bewirken müssen. 



Schorer hat nun an seinem Apparat diesen Fehler da- 

 durch eliminirt, dass er die Glocke an das eine Ende eines 

 zweiarmigen Hebels hängte und dieselbe mit Gas gefüllt bis zur 



