24G C. Gänge, Die Polarisation des Lichtes im Dienste des Chemikers. 



hc als Axe gedacht gedreht wird, ist diese Bedingung nicht mehr 

 erfüllt und wird es mit zunehmender Drehung immer weniger, am 

 wenigsten bei 90^, bei gekreuzter Stellung der Spiegel, wo der 

 Spiegel CD dunkel erscheint, der refiectirte Strahl cd völlig erloschen 

 ist. Geht die Drehung über 90*^ hinaus, erscheint der Strahl cd 

 allmählich wieder, in ursprünglicher Helligkeit bei 180^*, also hal- 

 ber Umdrehung des Spiegels, und erlischt wieder völlig bei 270" 

 oder dreiviertel Drehung, so dass im Kreise zwei sich gegenüber 

 liegende Stellungen unveränderter Intensität des Lichtes und zwei 

 völliger Dunkelheit entsprechen. Alle Vorrichtungen, durch welche 

 Licht polarisirt wird, also in unserm Falle die Platte AB, nennt 

 man Polar isator oder Polariseur, diejenigen, durch welche die 

 Polarisation erkannt wird, also der Spiegel CD, Polariskop, Ana- 

 lysator oder Analyseur. Ambesten polarisiren Spiegel von schwarzem 

 Glase, die gewöhnlichen mit Metalltblie belegten sehr unvollkommen. 

 Bei der durch Brechung bewirkten, also rechtwinkeh'g auf die 

 eben beschriebene, gerichteten Polarisation findet ein ähnliches 

 Verhältniss statt. Da, wie erwähnt, einmalige Brechung nicht ge- 

 nügt, lässt man das Licht unter dem Polarisationswinkel auf eine 

 Lage mehrfach geschichteter Spiegelplatten fallen , von denen jede 

 einzelne, von den anderen durch zwei dünne Luftschichten getrennt, 

 die Spaltung des auf dieselbe treffenden Strahles in einen reflectir- 

 ten und einen eindringenden Strahl wiederholt. Das die erste 

 Platte passirte Licht durchdringt hernach mit fast unverminderter 

 Intensität die folgenden. Um die auf diese Weise erlangte Polari- 

 sation zu erkennen, bedient man sich als Analysator entweder 

 einer gerade solchen Vorrichtung, welche in paralleler Stellung 

 zum Polarisator und bei halber Umdrehung den polarisirten Strahl 

 ungeschwächt durchlässt, bei beiden gekreuzten Stellungen dagegen 

 völlig auslöscht, oder eines polarisirenden Spiegels. In letzterm 

 Falle ist aber zu beachten, dass dieser Spiegel nicht in paralleler, 

 sondern in gekreuzter Stellung den durch solchen Polarisator pola- 

 risirten Strahl reflectirt und umgekehrt auslöscht, da die Schwin- 

 gungsebenen des refiectirten und des durchgelassenen Strahles senk- 

 recht auf einander^ stehen. Dasselbe ist der Fall, wenn man einen 

 Spiegel als Polarisator und die genannte Vorrichtung als Analysator 

 benutzt. Nach diesen Principien sind verschiedene Polarisationsappa- 

 rate construirt. Der bekannteste, der von Nörremberg, findet sich in 

 jedem physikalischen Lehrbuche beschrieben und abgebildet. 



