256 C. Gänge, Die Tolarisation des Lichtes im Dienste des Chemikers. 



directe Messung der Winkel nicht zulässt. Aus unseren Betrach- 

 tungen über die Polarisationsapparate leuchtet ein, dass jeder dop- 

 pelt brechende Körper sowohl als Polarisator wie als Analysator 

 dienen könnte, also selber das Material bietet, um seine optischen 

 Eigenschaften prüfen zu lassen. Jedoch aus Gründen der Zweck- 

 mässigkeit zieht man es vor, einen andern Weg zu wählen, indem 

 man die zu untersuchenden Körper zwischen den Polarisator und 

 den Analysator eines Apparats einschaltet, welcher die betreffenden 

 Einstellungen zu einander genau zu controliren gestattet. Wir 

 sahen, dass bei paralleler Stellung die grösste Helligkeit, bei senk- 

 recht gekreuzter Stellung völlige Verdunkelung eintritt. Wenn 

 nun ein selber poUirisirender Körper eingeschaltet wird , so kann 

 das Verhältniss zwischen Polarisator und Analysator nur dann 

 ungestört bleiben, wenn die Polarisationsebene des von dem zu 

 prüfenden Körper durchgelassenen Strahles mit der entsprechenden 

 des Polarisators oder Analysators zusammenfällt. Bei jeder andern 

 Winkeldrehung wird der Körper, da er selber in Folge seiner 

 Doppelbrechung zerlegend als Analysator wirkt, den vom Polarisa- 

 tor kqmmenden Strahl in zwei Strahlen zerlegen, deren Ebenen 

 nicht mehr mit denen des Analysators des Instrumentes zusammen- 

 fallen und welche durch letztern also wiederum je in zwei Strah- 

 len zerlegt werden müssen, von denen nur der eine durchgelassen, 

 der andere ausgelöscht wird. Wenn also ein Object bei einer 

 Kreisumdrehung um die Visirlinie eines Polarisationsapparates einen 

 viermaligen Wechsel in der Helligkeit des Gesichtsfeldes bewirkt, 

 sind wir sicher, einen doppelt brechenden Körper zu haben. Diese 

 Unterschiede sind um so grösser, je stärker doppelt brechend das 

 Object ist. Wenige Körper kommen hierin dem Kalkspathe gleich. 

 Wesshalb einfach brechende Körper, welche, wie wir sahen, 

 doch auch durch Spiegelung und Brechung Polarisation bewirken, 

 auf .den Polarisationsapparat keine Wirkung ausüben, folgt daraus, 

 dass nur senkrecht durch dieselben hindurchgehende, also nicht 

 polarisirte Strahlen in der Richtung der Mittelaxe des Instrumen- 

 tes zum Analysator gelangen können, schräg einfallende, Brechung 

 erleidende Strahlen aber seitwärts abgelenkt werden, ohne densel- 

 ben zu erreichen. Bei doppelt brechenden Körpern ist zwar die- 

 ses Verhältniss dasselbe, die senkrecht hindurchgehenden gewöhn- 

 lichen Strahlen (s. Fig. 7) sind aber eben so wohl polarisirt als 

 die abgelenkten ungewöhnlichen. 



