184 G. Dahm, Abhängigkeit der Litermaasse von dem Material derselben. 



No. 47 Jahrgang 1879 der Chemiker - Zeitung hinlänglich nach- 

 gewiesen zu haben -, aber auch für wissenschaftliche Untersuchungen 

 bieten derartig graduirte Maasse keinen Vortheil dar. Soll das 

 Messen der Flüssigkeiten wie bei der Maassanalyse ein bequemer 

 Ersatz des immerhin genaueren Abwägens sein, so müssen wir 

 unter normalen, leicht erreichbaren Bedingungen dasselbe durch 

 Messung wie durch Wägung erreichen können. Als solche leicht 

 erreichbare Bedingungen sind nun eine Temperatur von 4^ C. und 

 der luftleere Raum keineswegs zu betrachten. Wenn man über- 

 dies nicht jede und alle Wägungen wirklich auf den luftleeren 

 Raum reducirt, so hat es auch gar keinen Zweck, die Litermaasse 

 so zu graduiren, dass dieselben im luftleeren Räume ein Kilogramm 

 Wasser von 4^ C. fassen. Viel zweckmässiger ist es, die Grösse 

 der Litermaasse derartig zu bestimmen, dass dieselben bei 15° C. 

 und mittlerem Luftdrucke ein Kilogramm Wasser fassen. Eine 

 etwaige Reduction auf 4** C. und den luftleeren Raum wäre damit 

 keineswegs ausgeschlossen, sie erscheint im Gegentheil meist sogar 

 noch leichter als bei Anwendung eines bei 4*^ C. richtigen Liter- 

 gefässes. Will man z. B. mittelst eines solchen bei 15" C richti- 

 gen Liter- oder Zehntelliter- Gefässes das specifische Gewicht einer 

 Flüssigkeit bei der Normal temperatur von 15° C. ermitteln, dabei 

 aber das specifische Gewicht des Wassers von 4° C. im luftleeren 

 Räume gleich 1 annehmen, so braucht man durchaus nicht den 

 Ausdehnungscoefficienten des Gefässes zu kennen, sondern nur das 

 specifische Gewicht des Wassers bei 15" C. im Vergleiche zu dem 

 bei 4" C. ; über dieses Verhältniss aber liegen viele Bestimmungen 

 ausgezeichneter Forscher vor, und findet man die besten derselben 

 in den „Metronomischen Beiträgen von W. Förster" zusammen- 

 gestellt. Wollte man dagegen das specifische Gewicht der betref- 

 fenden Flüssigkeit mittelst eines Gefässes bestimmen, welches bei 

 4" C. im luftleeren Räume 1000 oder 100 g. Wasser fasst, so 

 müsste man entweder den Ausdehnungscoefficienten des Gefässes 

 kennen, oder man müsste erst ermitteln, wie viel Wasser dasselbe 

 bei 15" C. fasst, also das erst ermitteln, was in dem eben genann- 

 ten Falle bereits als bekannt gegeben war. 



Irgend einen Vortheil hat es übrigens nicht, das specifische 

 Gewicht einer Flüssigkeit auf das des Wassers bei 4" C. = 1 zu 

 beziehen. Bei dem in Frankreich gesetzlich eingeführten Gay- 

 Lussac'schen Alkoholometer ist auch das specifische Gewicht des 



