294 A. Bornträger, Ueber rechtsdreliende zuckerfreie Harne. 



von zuckerhaltigen Harnen gegen Bleiessig). Auch der Verlauf 

 der mit der See gen' sehen Modification ausgeführten Tromnier'- 

 schen Probe Hess den Schluss auf einen Zuckergehalt der Harne 

 nicht zu. Nach dem Mitgetheilten vermuthete ich, dass jene Harne 

 ihr rechtsseitiges ßotationsvermögen einem Gehalte an Gallen- 

 säuren verdankten, jedenfalls rührte dasselbe aber nicht von 

 Zucker her. 



Auch diese Beobachtung zeigt, dass die Resultate der opti- 

 schen Untersuchung von Harnen auf Zucker unter Umständen 

 unzuverlässige Zahlen ergeben kann. 



Zum Schluss möchte ich noch einige Bemerkungen machen 

 über den Grad der Genauigkeit bei den Beobachtungen mit dem 

 Soleil-Ventzke'schen Diabetometer. Während Wild^ den mittle- 

 ren Fehler selbst bei Beobachtungen in verdunkeltem Zimmer zu 

 + 1,5 Scalentheilen angiebt, nimmt Hoppe-Seyler^ denselben 

 für klare, massig gefärbte Flüssigkeiten zu 0,1, höchstens 0,2 und 

 Scheibler^ zu +0,15 jener Theile an. See gen* äussert sich 

 dahin, dass in einer ungefärbten Flüssigkeit ein vorzüglich ein- 

 geübtes Auge eine Ablenkung um wenige Theilstriche des Nonius 

 zu erkennen vermöge, dass aber bei einem noch so gut entfärbten 

 Harne, der stets einen Stich ins Gelbe behalte, auch der Geübteste 

 eine weniger als einen Sealentheil (an dem von Seegen benutz- 

 ten Apparate, wie mir scheint, gleich drei Theilen des Nonius) 

 betragende Ablenkung nicht ausfindig machen könne. 



Ich habe bei ca. 1000 Untersuchungen mit dem erwähnten 

 Diabetometer, wenn farblose oder schwach gelb gefärbte Fluida 

 vorlagen, bei zwei oder drei Beobachtungen in der Regel dieselben 

 Werthe oder doch solche erhalten, die nur um 0,1 Sealentheil von 

 einander abwichen, aber auch bei massig gefärbten Harnen über- 

 stieg die Differenz selten 0,2 Scalentheile. Ich habe somit densel- 

 ben Grad von Genauigkeit erreicht wie Ho pp e- Sc vier, See- 

 gen und Scheiblex'. 



1) Ueber ein neues Polaristrobometer. Bern 1865. p. 24, f. 



2) Physiolog. u. patholog. ehem. Analyse 1875. p. 32. 



3) Zeitschr. d. Vereins f. Riibenzuckerindustrie. Bd. 14. 



4) Sitzungsber. d. Wiener Akad. d. Wissensch. Mathemat., Naturwisseu.sch. 

 Classe 1871. Bd. 64. Abth. 2. p. 25. 



