R. Otto , Ein einfaches Rückschlagventil fiir Wasserstrahlluftpumpen. 359 



Mit der Theorie der Polarisation jetzt vertraut, wenden wir 

 uns jetzt zu dem für die Industrie wichtigsten Theile ihrer prak- 

 tischen Anwendung : der Saccharimetrie. 



Ferner möge hiermit die Aufmerksamkeit der Apotheker auf 

 die sichere und schnelle Unterscheidung und quantitative Bestim- 

 mung der Chinaalk aloide vermittelst der Circumpolarisation gelenkt 

 werden. Diese auf Grund der Untersuchung Oudemann's (s. Gme- 

 lin-Kraut) praktisch verwerthete Methode findet sich in den „Stu- 

 dien über die Analj'se der China- Alkaloide mit Hilfe des Mikro- 

 skops und Polarisators von Mathias Rozsnyay, Apotheker. (Ueber- 

 setzt aus dem ungarischen Originale.) Arad, 1878. Druck von 

 üngerleider & Hatos. Preis: 1 Mark." Die Beschreibung des ein- 

 fachen billigen Apparates wird in ISTachfolgendem gebracht werden. 



(Fortsetzung folgt.) 



Ein einfaches Rückschlagventil für Wasserstrahl- 

 luftpumpen. 



Von Robert Otto. 



In No. 35 der Bunzlauer „ Pharmaceutischen Zeitung" findet 

 sich u. A. ein kleiner, aber nichts desto weniger beachtenswerther, 

 der „Schweizer Wochenschrift für Pharmacie" entlehnter Aufsatz 

 ü'ner „Wasserstrahlluftpumpen", worin die Benutzung dieser ein- 

 fachen Apparate, welche schon seit Jahren in chemischen Labora- 

 torien sich das Bürgerrecht erworben und hier bekanntlich zur 

 Beschleunigung der Operation des Eiltrirens , zum Auspumpen von 

 Exsiccatoren- Glocken, zu Destillationen im luftverdünnten Baume 

 und anderen Operationen mehr Verwendung gefunden haben, auch 

 für rein pharmaceutische Zwecke, namentlich zum Eindampfen von 

 Extractbrühen u. dergl. unter Hinweis auf die geringen , in Anbe- 

 tracht des Nutzens, welchen sie gewähren, fast verschwindenden 

 Anlage- und Unterhaltungskosten, warm empfohlen wird. 



Um bei Druckschwankungen in der Wasserleitung oder plötz- 

 lichem Abstellen des Wasserzuflusses ein Zurücksaugen des ab- 

 fliessenden Wassers in den evacuirten Raum — beispielsweise den 

 Filtrirkolben — zu verhindern, schaltet man entweder, wie auch 

 der angezogene Aufsatz empfiehlt, zwischen Pumpe und Kolben 



