E. Otto, Ein einfaches Rückschlagventil für Wasserslrahlluftpumpen. 361 



Wie gesagt, hat sich dieses Ventil durchaus bewährt; nie ist 

 es vorgekommen, dass in das mit der Pumpe verbundene Rohr- 

 system, welches nach den Plätzen der Practikanten hinführt, Was- 

 ser eingetreten ist. Dem an der Fischer'schen Pumpe vorhandenen 

 metallenen Rückschlagventile gegenüber hat es den nicht hoch 

 genug anzuschlagenden Vorzug der grösseren Haltbarkeit bei Ein- 

 wirkung von Säuredämpfen, auch kann es im Falle seiner Abnutzung 

 ausnehmend leicht durch Substitution eines neuen Endchens Kaut- 

 schukschlauch restituirt werden. 



Die in der Zeichnung dargestellte Pumpe ist die von Geissler 

 construirte, welche sich durch ihre Billigkeit (sie kostet nur 0,75 M.) 

 und, da sie ganz aus Glas besteht, auch durch ihre Widerstands- 

 fähigkeit gegen Säuredämpfe vortheilhaft vor anderen Pumpen aus- 

 zeichnet. Sie empfiehlt sich namentlich dann, wenn es sich nicht 

 um Herstellung eines völligen Vacuums, sondern nur um Beschaf- 

 fung eines luftverdünnten Raumes, wie beispielsweise bei der Ope- 

 ration des Filtrirens oder Aspirirens handelt. In meinem Labora- 

 torium dient eine solche an der Stirnseite jedes Doppelarbeitstisches 

 in einem mit einer Glasthür versehenen Kasten angebrachte Pumpe 

 für den Gebrauch von je vier Practikanten. Zu dem Zwecke führt 

 von ihr bis zur Mitte des Arbeitstisches ein Bleirohr, welches an 

 seinem Ende vier radial um einen Punkt angebrachte Schlauch- 

 hähne trägt, die die Verbindung mit den zu evacuirenden auf den 

 Arbeitsplätzen sich befindenden Gefässen ermöglichen. — Der in 

 der Zeichnung mit d bezeichnete absteigende Schenkel der mit der 

 Ventilvorrichtung verbundenen Röhre dient zur Messung des Gra- 

 des der erzielten Luftverdünnung, er mündet unter Quecksilber 

 und kann natürlich entbehrt werden, wenn man keinen Werth 

 darauf legt, die Luftverdünnung zu constatiren. Statt dieses gera- 

 den 760 mm. langen Rohres kann natürlich zur Barometerprohe 

 auch ein kürzeres U förmig gebogenes benutzt w^erden. 



Die Wahl der Form der Wasserluftpumpen in einem bestimm- 

 ten Falle werde nicht nur durch die beabsichtigte Verwendung, 

 sondern auch durch die localen Verhältnisse, wie z. B. die Lage 

 des Arbeitsraumes , die Menge des zu Gebote stehenden Wassurs 

 und den Druck desselben bestimmt. Wo beispielsweise nur wenig 

 unter schwachem Drucke ausströmendes Wasser, aber das nöthige 

 untere Gefalle zur Verfügung steht, wähle man eine Pumpe, deren 

 Wirkung auf dem Gewichte einer schwach bewegten hängenden 



