52 Gesainiiitsit/.uiig vom 17. .lanunr. 



und im Laufe des Sommers durch Dr. Ebekiiard eine ausserordentlicli 

 uründliolie Untersuchung und Correctur, nach der von Dr. ITartmann 

 angegebenen Methode', erlahren hat. 



Das dreilaclieCollimatorobjectiv hat 30™. (Uis Camera ohjeetiv, eben- 

 falls dreifach, 35""" Brennweite. Die drei Prismen geben ein brauch- 

 bares, überall gleich scharfes Spectrum zwischen \ 41 2"" und \ 442"". 

 Die Ausdehnung dieses Spectralstücks beträgt 20""". In der Mitte 

 desselben (A425"'') entspricht eine lineare Verschiebung von o"'.'"2 5 

 (i'^ der Schraube des Messapparats) einer Bewegung von 261'"": bei II 7 

 (\ 434"") entspricht dieselbe Verschiebung dagegen einer Bewegung 

 von 291'"". In Bezug auf lineare Ausdehnung des Spectrums leistet 

 der Apparat luu- etwa -je, von dem des NEWALL'schen Instruments. Der 

 Spectrograph ist mit einem Kasten vnngeben, der mit Vorrichtungen 

 versehen ist, die eine Constanz der Lufttemperatur im Prismengehäuse 

 innerhalb o?i C. erreichen lassen. 



Mit diesem Ap^iarate waren an 6 Tagen (1900 Nov. 3, 5, 6, 8. 

 9 vind 15) Aufnahmen des Spectrums von a Persei von Dr. Eberhaud 

 gemacht worden, von denen ich vier (Nov. 3, 5. 6 und 9) ausgemessen 

 habe, um die Brauchbarkeit und Leistungsfähigkeit des Apparats, der 

 bisher wesentlich nur im Lal:>oratorium untersuclit worden war, für 

 seinen eigentlichen Zweck zu prüfen. Die Spectra waren gut, und 

 die Messungen an den vier Platten ergaben keine Abweichungen, die 

 auf Bewegungsänderungen von mehr als 2""° liätten schliessen lassen. 

 Die Beobachtungen waren al)er noch mit einem Fehler behaftet, der 

 seinen Grund in einer geringen mechanischen Unvollkommenheit des 

 Apparats hatte, die bei den Beobachtungen im Laboratorium nicht ge- 

 funden werden konnte. Nach Beseitigung derselben und einer noch- 

 maligen Prüfung des Apparats durch Dr. Eberhard hielt ich dieses 

 wohlgelungene Instrument für geeignet, die inzwischen b<>knnnl ge- 

 wordenen NEWALL'schen Beobaclitungen fortzuführen. 



Die zwei ersten der nachstehend aufgeführten Auinahinen sind 

 von Dr. Eberhard, die übrigen von Dr. LiDENDuRrF ausgefülirt woi-den. 

 Die Ausmessung der Spectrogramme habe icli selbst vorgenommen: 

 sie beziehen sich nur auf eine Diflerenzbestimmung v^)n Linien des 

 Fe -Spectrums mit ent.sprechenden Linien im Sterns2)ectram, imd die 

 Zald der in den einzelnen Spectxen verglichenen Linien A'ariirt zwischen 

 1 4 und 2 I . Obgleich das Spectrum des Sterns zu den linienärmeren 

 zu zälden ist, denn es gehört streng genommen nicht zur Spectrnl- 

 classe IIa, sondern bildet den Übergang von Classe Lij nach IIa, sind 

 doch zwischen \4ii"."9 und \44i''.''5 140 bis 150 Linien auf den 



' Zeitscliiift fiir iMstriimeiilciikiiiulc 1900, Ueft i und 2. 



