L. Holborn und F. KuRLnAUM: Über ein optisches Pyrometer. 71 H 



hältiiiss der Helligkeiten zweier F;ul)eii zu bestimmen unternommen, 

 wälirend zuerst E. Becquerel' und später Le Chatelier'^ eine homogene 

 Strnldunn' Ix'i verseliiedenen Temperaturen pliotometrirt haben. Beide 

 lialx'H das Gesetz, nacli dem die Intensität einer liomogenen Strahlvuig 

 mit der Temperatur fortsehreitet, auf* empirischem Wege zu ermittehi 

 gesuelit und es auf die Bestimmung von Schmelzpunkten und Flammen- 

 tem})eraturen angewendet. 



Nachdem alsdann neuerdings Paschen und Wanner^, sowie Lummer 

 und Pringsheim* gezeigt liaben, dass das von W.Wien aufgestellte 

 (xcsetz innerhalb des leuchtenden Theiles der Strahlung des schwarzen 

 Körpers im Wesentlichen gültig ist . hat die Methode der Temperatur- 

 inessung auf pliotometrischem Wege an Bedeutung gewonnen. 



Der grösste A^orzug des Verfahrens bestellt dai'in, dass an die 

 Genauigkeit der photometrischen Messung nur geringe Ansprüclie ge- 

 stellt werden, weil die Helligkeit sehr schnell mit der Temperatur 

 ansteigt.^ Aus demselben Grunde bringt auch ein geringer Mangel 

 in der Schwärzi' des strahlenden Körpers keinen grossen Unterschied 

 in der leuchtenden Strahhuig h(>rvor. Schon Becquerel fand, dass 

 die Lichtstärke nicht sehr von der Beschaft'enheit des glühenden Körpers 

 abhängt, und Lummer und Pringsheim (a. a. 0. S. 44) haben gezeigt, 

 dass bei gleicher Helligkeit der Temperaturunterschied sogar zwischen 

 dem schwarzen Körper und dem blanken Platin bei 800° nicht 50° 

 und bei 1500° nicht 130° übersteigt. 



Eine Unbe(;[uemliclikeit der Methode liegt in der Verwendung 

 einer constanten Vergleichstiamme. Denn da deren Helligkeit bekannt- 

 lich in ihren einzelnen Theilen sehr variirt, so pflegt man das hellste 

 Stück durch ein Diaphragma herauszuschneiden, was eine sehr sorg- 

 taltige Justirung erfordert. 



Deshalb haben wir als Vergleichslichtquelle zunächst einen elek- 

 triscli geglühten Platiniridiunulraht gewählt, dessen Temperatur sich 

 leicht durch den benutzten Heizstrom variiren lässt. Dies bietet 

 zugleich die Möglichkeit für eine neue photometrische Anordnung, 

 Avelche bei grosser Einfachheit eine ausserordentliche Empfindlich- 

 keit giebt. 



Versuchsanordnung. Die Figur zeigt die Versuchsanordnung 

 schematisch in einem Llorizontalschnitt. 



' E. Becquprel, Annales de Chini. et de Phys. (3) 68, 49. 1863. 



' H. Le Chatelier, Coinptes rendiis 114, 214 und 470. 1892. 



' F. Paschen und H. Wanner, Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1899,5 '""' 



H. Wanner, Ann. d. Phys. 2, 141. 1900. 

 ■* O. Lummer und E. Pringsheim, Verhandl. d. Deutsclien phys. Ges. 3. 36. 1901. 

 ■' 0. LuBiMER und F. Kurlbaum, ebenda 2, 89. 1900. 



