•14 



Sitzmiti; der' ])l)ysikaliscli-iiiatlK'Tiiatisclien f'lasse \iiin 13. Juni. 



K ist ein elektri.scli ^-elieiztcr scliwnrzer Körper mit o-i^osscr ( )n- 

 iiiiiin', wc'lclicr sclioii 1x4 einer früheren Arlieit l)emitzt wnrde.' ^'(>n 

 der leiiclitenden Oll'nun.iJ' entwirft die Linse L, ein Bild, welelies 



in die Offnunja,' des Diaplira.^mas D fällt; 

 an (lersell)en Stelle befindet sieh ein Bü^el 

 aus Phitiniridiinndralit. dessen Horizontal- 

 sehnitt dnreli die beiden Punkte anse.t;eben 

 ist. Durcli die Linse L^ mit dem vorge- 

 setzten rothen Crlase G wird das Bild der 

 leuchtenden Öffnung betrachtet, von wel- 

 cher sich der Drahtbügel zunächst schwarz 

 abhebt.^ 



Wird der Bügel durch Strom erhitzt 

 inid erreicht die Intensität seiner rothen 

 Strahlen die des schwarzen Körpers, so 

 versclnvindet der Bügel vollständig, wäli- 

 rend sich seine durcli Wärmeableitung 

 gekühlten .Sclienkel noch deutlich a'ou 

 der gieichmässig leuchtenden Fläclie ab- 

 heben. 



Diese photometrische Anordnung ist sehr empfindlich, weil sie 

 die Bedingung erfüllt, dass die Grenzkanten der zu vergleichenden 

 Flächen vollkommen verschwinden; in der That ist man bei richtiger 

 Einstellung niclit im Stande, den Ort des Koldebügels anzugeben. Es 

 macht den Eindruck , als löse sich der Drahtbügel in einer feurigen 

 Flüssigkeit auf, während die kälteren Sclienkel noch auf die Stelle 

 hinweisen, auf welche die Aufmerksamkeit zu lenken ist. 



Durch Änderung des Widerstandes W kann man diese Erschei- 

 nung stets leiclit hervorrufen. Notirt man bei jeder am Strommesser A 

 abgelesenen Stromstärke die durch das Thermoelement Th angegebene 

 Temjjeratm" des schwarzen Körpers , so liat man ein leicht zu hand- 

 1 lallendes Pyrometer mit directer Ablesung. 



Es sei hervorgehoben, dass an die ojitischen Eigenschaften der 

 Linsen keine Anforderungen gestellt werden. Denn erstens wird homo- 

 genes Licht benutzt, zw^eitens kommt von den Linsen nur das mittelste 

 Stück, ungefähr von der Grösse der Pupille, zur Verwendung. Des- 

 halb genügten in diesem Falle als Objecti^^ und Ocular Brillengläser 

 mit den Brennweiten 12 und 20"". Ferner ist es nicht nöthig, die 

 Objectivlinse scharf auf den schwarzen Körper einzustellen , da die 



' H. Rubens und F. Kurlbaum. Sitzungsber. d. Berl. Akad. d.Wiss. 1900, S. 929. 

 ^ Das Kupferrubinglas wurde von dem Glaswerk Schott und Genossen freundlicbst 

 zur Verfügung gestellt und gab ein homogeneres Licht als Goldrubinglas. 



