L. lliiLiioRN und F. 1üri.i!a[im: l'lier ein optisches I'j'roineter. ( 1 ' I 



Da man mit Hülle des WiKN'schen Gesetzes für jede Intensität 

 des rotlien Lichts die zugehörige Temperatur berechnen kann, so ist 

 die Anwendbarkeit der Methode nicht durch die Temperatur der Glüh- 

 lampe begrenzt, sondern man kann bei einer passenden Schwäclmng 

 der Strahlungsquelle, etwa durch Reflexion an Glasplatten, dem Strom- 

 messer eine zweite Scala für höhere Temperaturen beifügen. Wir 

 beabsichtigen, diese Untersuchung mit llciz(|u('ll('ii lür hix-lisle Tem- 

 peraturen fortzuführen. 



