248 



Das Krystallpolymeter, ein Instrument 

 für krystallographisch- optische Untersuchungen. 



Von C. Klein. 



JL/ie guten Erfahrungen, welche man bei den Drehapparaten mit 



der Anbringung von drei und mehr Drehaxen gemacht hatte, Hessen 

 es mir schon längst als wünschenswerth erscheinen , ähnliche Ein- 

 richtungen auch bei den Goniometern 1 und auf deren Grundlage auf- 

 gebauten Instrumenten zu besitzen und demgemäss die Construction 

 derselben zu veranlassen. 



Ich wurde jedoch an der Ausführung dieses Plans durch ander- 

 weitige Amtsgeschäfte verhindert, und so kam es, dass Hr. Gr. J. Herbert 

 Smitii in London' 2 ein dreikreisiges Goniometer anfertigen lassen und 

 beschreiben konnte, ehe ich in der Lage war, meine Ideen zur Aus- 

 führung zu bringen. 



Das besagte Instrument des Hrn. Smitii dient im Wesentlichen zur 

 Krystallwinkelmessung , und es werden bei seiner Besprechung die Vor- 

 theile und Nachtheile der seither im Gebrauche befindlichen ein- und 

 zweikreisigen Goniometer erörtert und gegen einander, sowie gegen- 

 über dem dreikreisigen Goniometer abgewogen, auch die Methode der 

 Messung mit diesem passend erläutert. 



Da aber die Einführung von drei Kreisen bei dem Winkeliness- 

 instrument, nach meiner Idee, nicht bloss ein Instrument zum Messen 

 der Krystallwinkel schaffen sollte, sondern etwas noch zu anderen 

 Zwecken Dienendes, so gebe ich im Nachfolgenden die Beschreibung 

 eines Instrumentes, welches ich »Krystallpolymeter« nennen möchte 

 und mit dem man nicht nur: 



i . Krystallwinkel mit einem , zwei und drei Kreisen messen 

 kann, sondern auch nach Anbringung von Hülfsvorrichtungen 

 ferner zu bestimmen vermag: 



1 Ähnliche Erwägungen leiteten auch Hrn. von Fedorow, Zeitschr. f. Krvst. u. 

 Min. 1899 B. XXXII S.132. 



- Vergl. The Min. Magazine 1899 Vol. XII Nr. 56 p.175; Zeitschr. f. Kryst. u. 

 Min. 1900. ]',. XXXII S. 217. 



