Klein: Krystallpolymeter. 249 



2. die Brechungsexponenten fester Körper mit Hülfe von 

 Prismen, 



3. ebendieselben von Flüssigkeiten, 



4. die Brechungsexponenten fester Körper mit Hülfe der Total- 

 reflexion in Flüssigkeiten, 



5. die Untersuchung von Krystallen in Medien gleicher Brech- 

 barkeit, 



a) zur Feststellung der Axenlage, des Axenwinkels und 

 seiner Grösse, 



b) zur Fixirung der Lage der Auslöschungsschiefen auf 

 den Flächen einer Zone, 



6. die Untersuchung von Dünn- und Dickschliffen im parallelen 

 und im convergenten polarisirten Lichte in ausgedehntestem 

 Maasse. 



Das Instrument ist also dreifaches Goniometer, Spectrometer, Total- 

 reflectometer, Axenwinkelapparat, Drehapparat nach von Fedorow und 

 nach C. Klein. Polarisationsmikroskop und Polarisationsinstrument zu 

 gleicher Zeit — im vollen Wortsinne daher ein Universal- 

 instrument, aber eins mit solidester Ausführung und bester 

 Gebrauchsfähigkeit aller seiner einzelnen Theile. 



Die Anfertigung geschah in der rühmlichst bekannten mechanischen 

 Werkstatt des Hrn. R. Füess in Steglitz unter der bewährten Leitung 

 des Hrn. C. Leiss. Ich bin demselben für das bereitwillige Eingehen 

 auf meine Ideen und für die sorgfältige Ausführung des Instrumentes 

 sehr verbunden, nicht minder für die erstaunlich rasche Herstellung 

 in der kurzen Zeit von drei Monaten. 



Für einzelne Theile des Instrumentes, die fest und, namentlich 

 wegen der Gegengewichte, leicht sein mussten, kam das von Dr. Mach 

 erfundene Magnalium (100 Theile Aluminium, 12 Theile Magnesium) 

 zur Verwendung, für andere Bronze und Eisenguss. 



I. Beschreibung des Instrumentes und seiner einzelnen Theile. 



Auf einem Dreifuss 1 von lackirtem Eisenguss ruht das ganze In- 

 strument und ist um eine centrale Axe durch Anfassen an G in seiner 

 Gesammtheit drehbar, sowie durch die Klemme K in jeder Stellung 

 arretirbar, vergl. Fig. 1 . 



Der Träger G besteht aus Magnalium. Auf demselben sitzt in 

 Opposition zu dem Theil, der das Balancirgewicht darstellt, der Bronze- 

 träger T r mit den Fernrohren F und F c . Auf den Träger T f kann man 



1 Derselbe hat durch Schrauben verstellbare Fasse, die in (Irr Figur u (Er- 

 lassen sind. 



