250 



Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 29. März. 



zwischen die Fernrohre mit der Schraube S m das Mikroskop M schrau- 

 ben. Über dem Trägerarm G erhebt sich auf dem drehbaren Träger 2',, 

 seinerseits mit dem Arm von K a fest verbunden , das Axenlager T b , 

 welches ebenfalls aus Magnalium besteht und die zweite Axe D b trägt. 

 Diese Construction und die mit ihr verbundenen Theile sind durch G z 

 balancirt. Um die Axe D b erfolgt vermittelst des Kreises B die zweite 

 Drehung. 



Fig. I. 



Die dritte Axe ist an dem Axenlager T c (Gegengewicht desselben 

 ist G 2 ) befestigt; um sie dreht sich der Kreis C mit der Centrir- und 

 Justirvorrichtung. 



Während der Träger T f mit den Fernrohren durch G balancirt 

 ist, wirkt, wie schon erwähnt, G, für die Theile T lt T b , D b , B, T c , 

 D c , C und die Centrir- und Justirvorrichtung als Gegengewicht. 



K„ klemmt und stellt fein ein die auf A aussen gelegene 

 Alhidade mit den Nonien (Kreistheilung von 20' zu 20', Ablesung 

 vermittelst der Nonien 30"). 



K h klemmt und stellt fein ein den Kreis B; Ablesung an den 

 Nonien einzelne Minuten. 



