Klein: Krystallpolymeter. 251 



K c ist Klemmung und Feineinstellung für den Kreis C; Ablesung 

 durch den Nonius i Minute. 



D a ist ein Angriff für die Drehung des Kreises A, D b ein solcher 

 für den Kreis B, D c für C. 



Bei allen Operationen, mit Ausnahme der spectrometrischen, steht 

 der Kreis A still und der zugehörige Nonius bewegt sich. Um das 

 Stillstehen des Kreises zu bewirken, wird er mit dem abziehbaren 

 Schlüssel Ki geklemmt. — Entfernt sich der Nonius beim Drehen in 

 störender Weise vom Beobachter, so kann das ganze Instrument durch 

 Lösen von K leicht dahin geführt werden, wo man den Nonius be- 

 quem ablesen kann. 



Der Träger T f mit den Fernrohren sitzt fest auf G, und dieses 

 Stück lügt sich mit einer nach unten geführten Axe in den Dreifuss 

 ein und wird geklemmt durch K. 



Auf dem Mitteltheil von G sitzt eine Axe, die aussen nach oben 

 zu sich konisch verjüngt und innen nach unten. Über dem äusseren 

 Conus sind drehbar und mit einander verbunden angebracht der Arm 

 von K a , (?,, T t , T b , A (der äussere Nonienkreis) u. s. f. Die innere, 

 nach unten verjüngte Axe trägt den (auf A innen liegenden) 

 Theilkreis. Er ist klemmbar durch Ä";, drehbar an D a . Mit dem 

 Kreis dreht sich das in der Höhe verstellbare und an die Kreisbe- 

 wegung klemmbare Olgefäss 0. 



Von noch nicht besprochenen Theilen erblicken wir am Instrument 

 ferner das auf den Kreis aufzusetzende und bei S r an denselben zu 

 klemmende Fernrohr F,., was bei spectroskopischen Untersuchungen 

 gebraucht wird und sonst entfernt werden kann, fernerhin die Stange 

 S,, die die gleichzeitige Drehung der Mikroskopnicols vermittelt; sie 

 ist ebenfalls durch Lösen der über G 2 und D a sichtbaren Schrauben, 

 vergl. auch Fig. 2, zu entfernen, weiter die Schraube <Sy-, die T f gegen 

 G, klemmt und so die genaue Oppositionsstellung von M gegen B be- 

 wirkt. In der Höhlung von B befinden sich der Polarisator und der 

 Linsensatz für convergentes bez. paralleles polarisirtes Licht. 



IL Gebrauch des Instruments. 



i. Als einkreisiges, zweikreisiges und dreikreisiges 

 Goniometer. 



Zu entfernen sind: M durch Lösen der Schraube S m , fernerhin 

 die Stange S t . Zu öffnen ist <Sy, zu klemmen K t . — Alsdann haben 

 wir, wenn man von F r absieht, ein dreikreisiges Goniometer vor uns, 

 dessen Alhidade A mit den Nonien an einem inneren, durch An- 



